150 FERNAND MOREAU. 



ment lent en surveillant l'apparition de Fimage ; nous avons 

 réalisé ainsi une mise au point approximative ; agissons main- 

 tenant sur la vis micrométrique pour obtenir par une mise au 

 point plus parfaite une image tout-à-fait nette de la préparation. 

 Déplaçons cette dernière de manière à amener au milieu du 

 champ du microscope la jiartie qui présente le plus d'intérêt ou 

 de commodité (les bords ou la région la plus claire) pour l'observa- 

 tion. On tiendra compte dans ce déplacement de ce que l'image, 

 se faisant renversée, se meut en sens inverse de la prépara- 

 tion. Dans l'exemple que nous avons choisi on verra ainsi les 

 asques — et on sera assuré que le Champignon étudié est bien, 

 un Ascomycète — , on comptera leurs spores ; enfin, entre les 

 asques, on observera les paraphyses (fig. 7). 



Au cours de l'examen il est bon de changer la mise au point 

 au moyen de la vis micrométrique, afin de voir successivement 

 les divers plans de la préparation. Il peut se faire qu'en cours 

 d'examen le tube n'obéisse plus aux mouvements de la vis micro- 

 métrique; en général, c'est que celle-ci est parvenue au bout de 

 sa course ; on la ramène dans la position qui correspond à peu 

 près au milieu de sa course, de sorte qu'elle puisse subir des 

 déplacements dans les deux sens. 



Pour avoir une connaissance plus complète du Champignon 

 examiné, il faut faire usage d'un grossissement plus fort. 



Si l'on dispose d'un objectif à sec fort, on opère comme nous 

 l'avons fait précédemment-avec l'objectif faible, en remarquant 

 cependant que la distance de l'objectif à la préparation est plus 

 faible que précédemment quand la mise au point est réalisée. 

 La substitution de l'objectif fort au précédent se fait aisément 

 grâce à une rotation du revolver porte-objectifs. Les déplace- 

 ments de la préparation dans le champ du microscope se feront 

 comme précédemment, mais avec plus de lenteur, un même 

 déplacement étant d'autant plus amplifié que l'objectif employé 

 est plus fort. C'est dans ce cas que l'emploi des vis qui font 

 mouvoir la platine, si celle-ci est mobile, sera commode. Il y 

 aura lieu ordinairement, quand on remplacera un objectif par 

 un autre, de modifier l'éclairage, le champ étant moins éclairé 

 avec'un objectif fort qu'avec un objectif faible. 



Enfin si l'on possède un objectif à immersion, on doit s'en ser- 

 vir en dernier'lieu en tenant compte des indications suivantes : 

 sans déplacer la préparation, dont les parties les plus intéres- 

 santes ont été amenées au centre du champ du microscope au 

 cours des observations qui précèdent, posons sur la lamelle, 

 au-dessus du centre de l'orifice de la platine une goutte d'huile de 



