NOTIONS DE TECHNIQUE MICROSCOPIQUE. 



m 



croscope vertical, placer le prisme mobile de la chambre claire 

 dans la position qui correspond à l'inclinaison de 18" et dessiner 

 sur une feuille de papier placée à droite du microscope et posée 

 sur la table ou, si l'on veut plus de précision, sur une plan- 

 chette inclinée vers le microscope et faisant avec le plan hori- 

 zontal un angle de 18°. 



Les chambres claires de l'autre type, dont le modèle est la 

 chambre claire de Nachet (fig. 16), ne permettent que le dessin 

 sur une feuille de papier placée à côté du microscope et posée 

 sur la table ou sur une planchette inclinée comme précédemment 

 à 18°. 



FiG. 15. — Fonctionnement de la chambre claire de Malatsez avec le 

 microscope incliné à 45°. 



Nous conseillons pour le travail ordinaire )e dessin à droite 

 du microscope, maintenu vertical ; avec l'un ou l'autre type de 

 chambre claire on opère de la manière suivante : 



Ayant enlevé l'oculaire du microscope on glisse l'anneau de 

 la chambre claire dans la position des figures 14 et 16. Quand 

 on ne dessine pas, on écarte la chambre claire en la faisant bas- 

 cu er autour d'une charnière, de telle sorte qu'elle ne gène pas 

 pour l'observation ; elle doit rester à demeure fixée par son 



