NOTIONS DE TECHNIQUE MICROSCOPIQUE. 161 



d'une ellipse un peu allongée de droite à gauche. C'est pour 

 éviter cet inconvénient qu'il est recommandable de dessiner sur 

 une planchette un peu inclinée (l'angle de cette planchette avec 

 le plan horizontal doit être de 18° environ avec les modèles 

 courants de chambre claire), de sorte que le contour de l'image 

 du champ du microscope devienne circulaire. Toutefois, quand 

 on ne désire dessiner qu'une partie restreinte du champ du mi- 

 croscope, par exemple celle qui renfermé quelques spores, il 

 suffit, dans la pratique, d'employer une feuille de papier posée 

 à plat sur la table du microscope. On recommande parfois de 

 dessiner sur une planchette posée sur un pupitre dont on peut 

 faire varier la hauteur au-dessus de la table. On doit alors 

 chercher à placer la planchette de sorte que les rayons qu'elle 

 envoie vers l'œil en tenant compte de leur trajet dans la cham- 

 bre claire aient parcouru une distance de 2o0 mm. (pour un œil 

 normal) ; on verra ainsi avec une moindre fatigue à la fois le 

 papier et l'image microscopique et on pourra suivre sur le papier, 

 avec le crayon, les contours de cette dernière avec plus d'exac- 

 titude. Toutefois, au systématicien qui veut faire des dessins 

 rapides et d'un grossissement uniforme d'organes de petites 

 dimensions, nous conseillons le dessin sur une feuille de papier 

 placée directement sur la table. Dans le cas où on préférerait 

 dessiner sur une planchette, on ferait construire un dispositif 

 convenablement incliné et de la hauteur voulue, et fixe (con- 

 ti-airement aux dispositifs du commerce qui sont modifiables à 

 volonté) de façon à être assuré qu'on dessine toujours dans les 

 mêmes conditions ; nous verrons bientôt l'importance de cette 

 précaution. 



§ S. — Mensuration. 



Le dessin étant fait à la chambre claire, il est important d'en 

 connaître le grossissement . 



On se procure une petite échelle divisée vendue sous le nom 

 de micromètre objectif : elle se présente sous la forme d'une 

 lame de la taille d'une préparation et montre un millimètre 

 divisé en 100 parties égales entre elles, donc égales chacune 

 à 10 [X. On place cette lame sur la platine, on met au point 

 sur réchelle divisée, sans changer l'oculaire et l'objectif qui 

 ont servi à faire le dessin dont on mesure le grossissement et 

 on reproduit à côté du dessin tout ou partie de l'échelle (fig. 17), 

 on écrit près de celle-ci la valeur de ses divisions et on a ainsi 

 une échelle dont on se sert comme de l'échelle d'une cart« géo- 



11 



