110 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



würde." Es besteht also in der That bezüglich der Kleider- 

 desinfection eiu Mangel, der sieh zeitweise recht ernsthaft be- 

 merkbar machen kann, wenn ansteckende Krankheiten in größerer 

 Ausbreitung auftreten, und es ist leider nicht zu leugnen, daß die 

 Befürchtung des Publikums, soweit damit eine Uebertragung von 

 Infectionskeimen durch die Kleidung gemeint ist, nicht als gänz- 

 lich unbegründet bezeichnet werden darf. 



Als daher bei einer ausgedehnten Scharlach- und Diphtherie- 

 Epidemie die zahlreichen infectiösen Besuche das Bedürfnis nach 

 einer sicher wirkenden Kleiderdesinfection besonders hervor- 

 treten ließen, construirte ich mir einen Schrank, in welchem ich 

 meine Kleider mit Hilfe von Forrnalingasen sicher und schnell 

 zu desinficiren versuchte. Erst nach vierjähriger, recht häufiger 

 Verwendung dieses Schrankes machte ich davon in den „Therapeu- 

 tischen Monatsheften'' im vorigen Jahre Mitteilung. Selbstver- 

 ständlich hatte ich schon damals, als ich, vor nunmehr 5 Jahren, 

 den Schrank in Verwendung nahm, seine Brauchbarkeit bacterio- 

 logisch geprüft und festzustellen versucht, in welcher Zeit und 

 mit welchem Quantum Eormalin eine sichere Abtötung infectiöser 

 Keime zu erreichen wäre. Vor der Veröffentlichung im vorigen Jahre 

 wiederholte ich diese Prüfung in einer größeren Anzahl von Ver- 

 suchen. Als dann aber in liebenswürdigster Bereitwilligkeit ein 

 Bacteriologe von Fach sich mir zur Verfügung stellte und sich 

 erbot, mir nicht nur Testobjecte, die auf ihre Virulenz geprüft 

 waren, zu liefern, sondern dieselben auch nach ihrem Aufenthalt 

 im Schrank auf ihre Lebensfähigkeit zu untersuchen, so glaubte 

 ich um so weniger diese erneute Prüfung des Verfahrens verab- 

 säumen zu dürfen, als ich den Eindruck hatte, daß meine vor- 

 jährige Veröffentlichung deswegen so wenig Beachtung und das 

 Verfahren, so weit ich dies beobachten konnte, so wenig Nach- 

 ahmung gefunden hatte, weil die bacteriologische Prüfung von 

 keinem bacteriologischen Specialcollegen ausgeführt worden war. 



Ich freue mich demgegenüber constatiren zu können, daß 

 die fachmännische Kachprüfung der Versuche zu genau den- 

 selben Resultaten gelangt ist, wie ich sie bereits im vorigen 

 Jahre veröffentlicht habe. 



Der Desinfectionsschrank, der hier in zwei Abbildungen 

 herumgeht, die freilich nicht als überaus gelungen zu bezeichnen 

 sind, weil aus räumlichen Gründen die wünschenswerte Belich- 

 tung nicht zu erzielen war, weicht in seinem Aussehen nur wenig 

 von der gebräuchlichen Schrankform ab. Das einzig äußerlich 

 Auffallende ist wohl, daß er nicht steht, sondern an zwei Haspen 



