II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 19 



differenz, die nach dem einleitend Bemerkten bisher nur wenig 

 der Prüfung unterzogen worden ist, möglichst sicher und 

 genau zu konstatieren. 



2. Es sollen die Quinckeschen Untersuchungen über das Eindringen 

 des Lichtes in das dünnere Medium bei der Totalreflexion nach 

 einer anderen Methode wieder aufgenommen werden. 



3. Es soll eine Kritik und Fortführung der Lorenzschen Theorie ge- 

 geben werden. 



§ 4. Versuchsanordnung. 



Als Lichtquelle diente eine Lummersche Quecksilberlampe, 1 ) 

 welche, um zu vermeiden, daß sich Quecksilbertröpfchen an der vom 

 Strahlengang durchsetzten Glaswand niederschlagen, von einer Heizspirale 

 umgeben war. Es reichte aus, die Lampe mit 7 Amp. brennen zu lassen, 

 zumal eine erheblich höhere Amperezahl die Intensität nicht sehr verstärkte. 

 Diese Lampe wurde vor den Spalt eines großen Spektrometers 2 ) folgender 

 Konstruktion gestellt. Die wesentlichen Bestandteile dieses Spektrometers, 

 welches, um möglichst exakte Messungen zu gestatten, in sehr großen 

 Dimensionen gebaut wurde, sind das Kollimatorrohr, ein Wadsworthsches 

 Prisma, der Polarisator, Prismentisch und Teilkreis, der Soleil-Babinetsche 

 Kompensator, der Analysator und das Beobachtungsfernrohr. 



Das Kollimator röhr trägt einen meßbar verstellbaren Spalt mit 

 symmetrischer Verstellung der beiden Spaltränder. Die Kollimatorlinse 

 hat 50 cm Brennweite und 4 cm Durchmesser und ist aus den Steinheil- 

 schen Werkstätten hervorgegangen. Damit die aus dem Kollimator aus- 

 tretenden Strahlen mit Rücksicht auf eine von Herrn K. E. F. Schmidt 3 ) 

 gemachte Bemerkung möglichst parallel waren, wurde die Spaltöffnung 

 meist in einer Flächengröße von etwa 1 j i qcm gehalten, wobei der Spalt 

 immer noch weit geöffnet war. 



Das Wadsworthsche Prisma, welches die spektrale Zerlegung des 

 Quecksilberlichtes besorgte, kann mittels Gestänge vom Platze des Beob- 

 achters aus gedreht werden, sodaß man bequem bei feststehendem Fern- 

 rohr mit verschiedenen Wellenlängen beobachten kann. 



Der Polarisator, bis auf Bogenminuten einstellbar, befand sich auf 

 einem besonderen Gestell vor dem Wadsworthschen Prisma. 



Der Prismentischteilkreis kann mittels zweier um 180° ab- 

 stehender Okularmikrometer, deren Beleuchtung durch kleine 2-Volt- 

 Lampen besorgt wird, auf Bogensekunden abgelesen werden. 



Auf dem um die Prismentischaxe drehbaren Arm, auf welchem das 

 Fernrohr montiert ist, befindet sich, dem Prismentische zunächst gelegen, 



i) 0. Lummer, Zschr. f. Instrk. Bd. 21. p. 201. 1901. 



2) Dasselbe wurde im Frühjahr 1906 von der Firma Schmidt & Haensch in 

 Berlin geliefert. 



3) K. E. F. Schmidt, Wied. Ann. Bd. 51. p. 436. 1894 



2* 



