•20 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



der Soleil-Babinetsche Kompensator, der mittels eines besonderen 

 Halters aufgesetzt ist. Derselbe besteht aus zwei inbezug auf die Haupt- 

 axen rechtwinklig zu einander orientierten Quarzkeilen, an deren einem 

 noch eine planparallele Quarzplatte aufgekittet ist. um auch die Phasen- 

 differenz Null hervorbringen zu können: er kann vermöge einer Führung 

 unter jedem Winkel zur Horizontalen festgeklemmt werden. Die Drehung 

 seiner Mikrometerschraube, an deren Ende sich eine Trommel zmn Ablesen 

 der Hunderte] einer Ganghöhe befindet, muß ebenfalls durch ein Gestänge 

 besorgt werden, da der Kompensator vom Beobachtungsplatze aus mit der 

 Hand nicht erreichbar ist. 



Der Analysator, welcher ebenfalls auf einem besonderen Unterbau 

 sich zwischen Fernrohr' und Kompensator befindet, hat einen Teilkreis. 

 der mittels zweier um 180° verschiedener Okularmikrometer bis auf 3.6" 

 ablesbar ist. eine Genauigkeit, die für meine Versuche überflüssig, hingegen 

 für später in Aussicht genommene andere Untersuchungen notwendig ist. 

 Eine Drehung sowohl von Polarisator wie von Analysator um ISO brachte 

 keine merkliche Verschiebung des Spaltbildes hervor. Auch das Aufsetzen 

 des Kompensators beeinflußte nicht die Lage des Spaltbildes. Da fast stets 

 in völliger Dunkelheit gearbeitet wurde und eine fortwährende gute Dunkel- 

 adaptation des Auges notwendig war. mußten Kompensator, Prismentisch- 

 teilkreis und Analysatorteilkreis durch kleine 2 -Volt -Lampen erleuchtet 

 werden, die gut abgeblendet waren. 



Das Fernrohr hat eine Objektivlinse von gleichen Eigenschaften wie 

 die Kollimatorlinse. Für Messungen, welche innerhalb eines sehr kleinen 

 Einfalls winkelgebietes gemacht werden sollen, kann ein Okularmikrometer 

 mit Okularspalt an das Fernrohr angesetzt werden. Der Okularspalt hatte 

 eine Breite von etwa 20" und kann bis auf Bruchteile von Bogensekunden 

 meßbar verschoben werden. Für die Beobachtungen an der Grenze der 

 Totalreflexion bediente ich mich ausschließlich dieses Okularmikrometers, 

 wahrend alle übrigen Beobachtungen mit einem gewöhnlichen Okular ge- 

 ringer Vergrößerung gemacht wurden. Das Fernrohr konnte soweit ver- 

 schoben werden, daß man bei Einfallswinkeln von zirka 23-' bis 75° 

 messen konnte. Eine direkte Gegenüberstellung des Fernrohrs und Po- 

 larisators war nicht möglich, da das Fernrohr mit seinem Arm seines Ge- 

 wichtes wegen auf einer besonderen, inbezug auf die Prismentischaxe zen- 

 trierten Gleitschiene laufen mußte und diese aus technischen Gründen 

 nicht soweit herumgeführt wurde, daß eine Gegenüberstellung des Fern- 

 rohrs möglich war. 



Die ersten Versuche zeigten, daß die hellgrüne Quecksilberlinie 

 Ä == 546 u.u weitaus am besten verwendbar war wegen ihrer Intensität 

 und weil die noch in Betracht kommenden gelben Quecksilberlinien zu 

 nahe bei einander lagen. Außerdem hat das grüne Licht den Vorteil, daß 

 das Auge für dasselbe sehr empfindlich ist. 



