II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 21 



Das von mir benutzte Prismenmaterial war das folgende: 



Prisma I. Ein Prisma aus amorphem Si0 2 , dreiseitig geschliffen, 

 jedoch so, daß der Grenzstrahl zwischen gewöhnlicher und totaler Reflexion 

 die Kathetenflächen senkrecht durchsetzt, n == 1,4605.') Hypotenusen- 

 fläche 3X3 qcm groß. Das Prisma wurde mit Schmirgel geschliffen und 

 mit Pariser Rot poliert. Auf die experimentelle Untersuchung dieses 

 Prismas wurde besonderer Wert gelegt, einmal, weil bei Quarzglas über- 

 haupt noch nicht die hier in Frage kommenden Messungen angestellt 

 worden sind, sodann aber, weil Quarzglas hinsichtlich seines allgemeinen 

 optischen Verhaltens von den Gläsern stark abweicht. 



Prisma II. Ein rechtwinklig geschliffenes Glasprisma, n = 1,5150. 

 Hypotenusenfläche 3X4 qcm groß. 



Prisma III. Ein rechtwinklig geschliffenes Glasprisma von Zeiß, 

 n = 1,5188. Hypotenusenfläche 4x5 qcm groß. 



Prisma IV. Ein schweres Silikat-Flintglasprisma (Bestandteile : 79 °/ 

 Pb 0, 21 °/ Si0 2 ) von Zeiß. Dasselbe wurde mit Schmirgel geschliffen 

 und mit Pariser Rot poliert. Für die Kathetenflächen gilt dieselbe Eigen- 

 tümlichkeit wie für Prisma I. Hypotenusenfläche 4x5 qcm. n = 1,9166. 



Prisma V. Ein Zinkblendeprisma, leider nicht ganz durchsichtig. 

 Die Kathetenflächen waren analog denen bei Prisma I geschliffen. Die 

 Flächen, welche von Voigt und Hochgesang in Göttingen geschliffen und 

 poliert wurden, waren nicht sehr glatt, da das Material äußerst schwer zu 

 bearbeiten war. n = 2,3902. Hypotenusenfläche = 2'/ 2 X 2*/ 2 qcm. 



§ 5. Justierung und Meßmethode. 

 a. Justierung. 

 Die Justierung von Kollimator, Prismentisch und Fernrohr geschah in 

 der üblichen Weise. Für die Justierung der Nikols und des Kompensators 

 mußte eine von der gewöhnlichen etwas abweichende Methode angewendet 

 werden, da es, wie oben hervorgehoben, nicht möglich war, die Fernrohr- 

 axe parallel dem aus dem Polarisator austretenden direkten Strahlengang 

 zu stellen. Es wurde zunächst ein Prisma von bekanntem Brechungs- 

 index, welches gut justiert war, auf den Polarisationswinkel als Einfalls- 

 winkel eingestellt. Hierauf wurde mittels Fernrohr, ohne vorgeschalteten 

 Analysator, auf das Minimum der Helligkeit eingestellt. Nachdem so der 

 Polarisator justiert war, wurde der Analysator eingesetzt, der Polarisator 

 um 90° gedreht und der Analysator ebenfalls auf das Minimum der Hellig- 

 keit eingestellt. Jetzt wurde der Kompensator aufgesetzt uncUauf „zirkulär" 

 gestellt, was durch Vormessungen ungefähr festgestellt worden war, und 

 mit der Hand so orientiert, daß wiederum geringste Helligkeit eintrat. 

 Eine besondere Messung zeigte, daß der Kompensator einen Orientierungs- 



i) Alle Brechungsindizes beziehen sich natürlich auf X = 546 \i\i. 



