IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 23 



Formeln (2) und (3) nur das Vorzeichen von £ um und damit auch die 



Vorzeichen von x — a und — — p. Die bei beiden Einstellungen des Pola- 



a i 

 risators gemachten Fehler sind also entgegengesetzt gleich, sodaß der Fehler 

 ausgeschaltet wird, wenn bei beiden symmetrisch zur Einfallsebene liegenden 

 Einstellungen des Polarisators aas den Analysator- und Kompensatorein- 

 stellungen das arithmetische Mittel genommen wird. Sämtliche Beob- 

 achtungen sind in dieser Weise angestellt worden. Daß der Wert e = 

 0,6° noch nicht den durch die Hennigschen Formeln geforderten Betrag 

 überschreitet, ist durch Untersuchungen von Drude 1 ) sichergestellt worden. 



b. Meßmethode. 



Die bei der gewöhnlichen und totalen Reflexion angewendete Meß- 

 methode gestaltete sich daher folgendermaßen: Zunächst wurde das be- 

 obachtende Auge gut dunkeladaptiert, da die Auslöschung der Nikols bei 

 dem homogenen Lichte eine sehr vollständige war. Sodann wurden, indem 

 der Polarisator das Azimut 5° gegen die Einfallsebene bei der gewöhnlichen 

 Reflexion, 45° bei der Totalreflexion hatte, bei verschiedenen Einfalls- 

 winkeln, meist über 20, in der bekannten Weise Kompensator und Analy- 

 sator auf geringste Helligkeit eingestellt, worauf bei denselben Einfalls- 

 winkeln die entsprechenden Einstellungen für das zur Einfallsebene sym- 

 metrische Polarisationsazimut gemacht wurden. Für jeden einzelnen 

 Einfallswinkel wurden , 4 Kompensator- und zwei Analysatoreinstellungen 

 gemacht. Etwas anders gestaltete sich die Methode an der Grenze der 

 Totalreflexion, also bei dem unter lb aufgestellten Versuchsprogramm. Hier 

 wurde auf die Totalreflexionsgrenze, die sich bei geeigneter Nikolstellung 

 durch einen plötzlichen Intensitätsabfall kundgab, das Fernrohr eingestellt 

 und festgeklemmt. Das Okularmikrometer mit meßbar verstellbarem Spalt 

 wurde aufgesetzt und nunmehr immer der vom Okularspalt freigelassene 

 Teil des Kollimatorspaltes auf das Minimum von Helligkeit gebracht. Hier 

 wurden für jeden Einfallswinkel 6 Analysator- und 6 Kompensatorein- 

 stellungen gemacht. Obwohl für letztere in der Nähe des Polarisations- 

 winkels das Einfallsazimut 5° bei Prisma I und II ungünstig groß war, so 

 wurde dasselbe doch auch für diese beiden Prismen beibehalten, um die 

 Resultate mit denen bei den übrigen Prismen leichter vergleichen zu 

 können. 



§ 6. Gewöhnliche Reflexion. 



Ich wende mich nun zur ersten Gruppe meiner Untersuchungen, welche 

 die gewöhnliche Reflexion in Luft an den Prismen I, II, IV und V betrifft. 

 Die Oberflächen dieser Prismen, mit Ausnahme von II, welche längstens 

 zwei Monate vor ihrer Benützung geschliffen worden waren (II war ein 



i) P. Drude, Wied. Ann. Bd. 34. p. 493. 1888. 



