II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion 



65 



5. metallische Spiralfedern, 



6. Steckkontakt, dessen Bedeutung siehe S. 77. 



2. Thermoelement. 



Dieser Sender sandte Wellen von 60 mm aus. Er wurde in den 

 Brennpunkt eines Hohlspiegels gestellt, dem gegenüber sich ein zweiter 

 Hohlspiegel in einer Entfernung von 2,50 m befand. 



Im Brennpunkt dieses zweiten Hohlspiegels befand sieh ein Klemencic- 

 sches Thermoelement 1 ) als Meßapparat für die Intensität der elektrischen 

 Wellen. Sender und Thermoelement waren gegenseitig auf eine Wellen- 

 länge von 60 mm abgestimmt. 



3. Diaphragma. 



Um vor etwaigen seitlichen Strahlen geschützt zu sein und um mög- 

 lichst mit Zentralstrahlen zu arbeiten, waren noch zwei große Metall- 

 schirme mit je einer Öffnung von 24 X 32 cm eingeschaltet. Um ferner 

 wirklich linear polarisiertes Licht (Strahlen) zu erhalten, befand sich vor 

 dem ersten Diaphragma ein Hertzsches Drahtgitter, dessen Ebene senkrecht 

 zur Strahlrichtung stand und dessen Drähte vertikal, senkrecht zum elek- 

 trischen Vektor waren. In einem Abstände von je 50 cm befand sich 

 zwischen diesen beiden Metallschirmen ein Holzgestell, auch dieses hatte 

 einen Ausschnitt. An dieses Holzgestell wurde das weiter unten be- 

 schriebene Gitter aufgehängt. 



4. Galvanometer. 



Das Thermoelement war an ein äußerst empfindliches 2 ) Du Bois- 



Rubenssches Kugelpanzergalvanometer angeschlossen; zum Schutze gegen 



äußere magnetische Störungen war das Galvanometer mit unmagnetischem 



Eisen dreifach gepanzert; um erschütterungsfrei zu sein, befand es sich in 



i) J. Klemencic Wied. Ann. 45. p. 78. 1892. 



2 ) Astasiert war das Galvanometer gleichfalls sehr hoch; die halbe Schwin- 

 gungsdauer betrug beim schweren Magnetsystem 8 sec. 



1906. 5 



