II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 77 



pipette sehr leicht füllen, indem man die Kapillare der Pipette bis auf den 

 Grund des Röhrchens führte und dann erst einlaufen ließ. Es traten in- 

 folgedessen beim Einfüllen auch keine Luftblasen mehr auf, deren Beseiti- 

 gung stets sehr umständlich und bei ätzenden Flüssigkeiten, wie z. B. 

 Schwefelsäure, recht unangenehm ist. 



Im ganzen waren an jedem Gitter 69 Röhrchen angebracht und zwar 

 in drei Vertikalreihen zu je 23. Ihre Länge betrug 5 cm und ihr gegen- 

 seitiger Abstand, in vertikaler und horizontaler Richtung, je 10 mm. 



2. Sender. 

 Sender und Empfänger waren dieselben wie beim ersten Versuch, nur 

 versah ich sie jetzt mit metallischen Steckkontakten, sodaß man einen 

 ganzen Wellenbereich untersuchen konnte. Man erhielt auf diese Weise 

 Wellen von 6 bis 20 cm. Sender und Empfänger waren hierbei stets auf 

 Resonanz abgestimmt. Der Anschaulichkeit wegen ist bereits in Figur II 

 einer dieser Stifte mit eingezeichnet. 



3. Thermoelement. 



Auf einen Umstand möchte ich noch bei der Versuchsanordnung hin- 

 weisen. Als Meßinstrument nimmt man der höheren Empfindlichkeit wegen 

 oft ein Vakuumthermoelement, d. h. ein Thermoelement, welches in eine 

 evakuierte Röhre eingeschlossen ist. Diese Thermoelemente sind oft 

 zwanzigmal so empfindlich wie ein gewöhnliches; sie empfehlen sich daher 

 besonders bei Messungen recht kleiner Differenzen resp. recht kleiner Aus- 

 schläge. Trotzdem habe ich nur ein gewöhnliches, also nicht in eine 

 Röhre eingeschlossenes, sondern ein offenes Thermoelement benutzt. Die 

 Vakuumthermoelemente haben nämlich den großen Nachteil, daß sie mit 

 der Zeit immer unempfindlicher werden, sodaß sie schließlich völlig un- 

 brauchbar sind. Man ist daher in den Fällen, wo es sich um zahlreiche 

 Messungen handelt, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, 

 manchmal genötigt, einen großen Teil der Beobachtungen mit einem anderen 

 Thermoelement zu wiederholen. Dazu kommt, daß es nicht möglich w r ar, 

 ein Vakuumthermoelement auf verschiedene Wellenlängen abzustimmen, 

 was aber in dem vorliegenden Falle hätte geschehen müssen. Erst in 

 jüngster Zeit hat Cl. Schaefer 1 ) ein Vakuumthermoelement konstruiert, bei 

 dem dieser Mangel beseitigt ist; vorher hätte ich bei 10 verschiedenen 

 Wellenlängen 10 verschiedene Vakuumthermoelemente gebraucht. 



Einen anderen Vorteil aber bietet das Vakuumthermoelement gegen- 

 über einem gewöhnlichen in dem Schutz gegen äußere Luftströmungen. 

 Wenn nämlich das ans Thermoelement angeschlossene Galvanometer sehr 

 hoch astasiert ist, so können Luftschwankungen eine Ablesung unmöglich 

 machen. So konnte ich eine Zeitlang nur arbeiten, wenn es draußen 



!) Cl. Schaefer. Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1905, p. 133. 



