II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 9;"> 



zone auf der Basilarmembran haben und infolgedessen als drei isolierte 

 Töne ohne den spezifischen Dreiklangeindruck erscheinen würden. Noch 

 für einige weitere Sätze aus der Harmonielehre finden wir in unserer 

 Hypothese das physiologische Äquivalent. 



Zum Schluß möchte ich nur noch einen Punkt kurz erwähnen, der 

 auch für die Theorie der Kombinationstöne von Wichtigkeit ist. In den 

 tiefen Oktaven verschmelzen zwei Primärtöne zu einem sogenannten 

 Zwischenton schon bei weiteren Intervallen als in den hohen Oktaven. 

 Auch diese Tatsache scheint sich mir ohne weiteres der Annahme unter- 

 zuordnen, die wir über die Dämpfung der verschiedenen Teile der Basilar- 

 membran gemacht haben. Diese Annahme soll an anderer Stelle ausführ- 

 licher begründet und ihre Konsequenzen näher erörtert werden. 



Spektral-Flickerphotometer (Neues Pyrometer). 



Von 

 0. Lunimer und E. Pringsheim. 



(Vorgetragen von Professor Dr. E. Pringsheim.) 

 Durch die Einführung des Flickerprinzips ist es möglich geworden, 

 die Intensität verschiedenfarbiger Lichtquellen mit nahezu derselben Ge- 

 nauigkeit zu vergleichen, welche früher nur für gleichfarbige Lichtquellen 

 erreichbar war. Die bisherigen Flickerphotometer sind nur zur Photometrie 

 von Mischfarben geeignet, was für die praktischen photometrischen Zwecke 

 genügt. Aber gerade die photometrische Vergleichung verschiedener 

 Spektral färben wäre von hohem wissenschaftlichen Interesse, da sie geeignet 

 wäre, eine der wichtigsten Fragen der physiologischen Optik einer exakten 

 Lösung zuzuführen. Es ist das die Frage, wie sich die physiologische Hellig- 

 keit der verschiedenen Spektralfarben bei gleicher physikalischer Energie 

 als Funktion der Wellenlänge darstellt. Da wir die Energieverteilung des 

 schwarzen Körpers von gegebener Temperatur auch im sichtbaren Teile 

 des Spektrums kennen, so sind wir imstande, mit Hilfe eines gewöhnlichen 

 Spektralphotometers die Energieverteilung in jeder beliebigen Lichtquelle 

 festzustellen. Es fehlt also zur Lösung unserer Frage nur ein Apparat, 

 um die Verteilung der physiologischen Helligkeit im Spektrum zu messen. 

 Diesem Zweck soll das Spektral-Flickerphotometer dienen. Dieses ist also 

 nicht, wie die bisherigen Spektralphotometer dazu bestimmt, die Intensität 

 verschiedener Lichtquellen für die gleiche Spektralfarbe zu vergleichen, 

 sondern es soll die Intensität verschiedener Spektrallarben für die gleiche 

 Lichtquelle vergleichen. 



Die Einrichtung des Apparats ist folgende: 



An einem gewöhnlichen Spektralapparat ist das Spaltrohr ersetzt durch 

 ein Rohr, welches zwei Spalte nebeneinander trägt. Sind beide Spalte 

 von derselben rechten Lichtquelle beleuchtet, so erscheinen also im Be- 

 obachtungsfernrohr zwei Spektren, die sich teilweise decken, die aber gegen 



