96 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



einander so verschoben sind, daß das rote Ende des ersten über das des 

 zweiten, und das violette Ende des zweiten über das des ersten Spektrums 

 hinausragt. In der Mitte fallen verschiedene Farben der beiden Spektren 

 aufeinander. Durch eine Okularblende kann man aus dem Gesichtsfelde 

 einen Teil ausschneiden, in welchem zwei annähernd homogene Farben der 

 beiden Spektren übereinander fallen, z. B. rot des einen, grün des anderen 

 Spektrums. Um die Bedingungen des Flickerprinzips zu erfüllen, braucht 

 man jetzt nur zu bewerkstelligen, daß in schneller Folge bald der eine 

 bald der andere Spalt abwechselnd geöffnet resp. abgeblendet wird. Dann 

 erblickt man im Gesichtsfelde in raschem Wechsel bald die eine, bald die 

 andere der zu vergleichenden Spektralfarben und man wird daher den 

 Eindruck des Flickerns haben, welcher nur dann verschwindet, wenn die 

 Intensität beider Farben die gleiche ist. Die meßbare Verminderung der 

 Lichtintensität wird bei dem vorliegenden Apparat nach dem Vierordtschen 

 Prinzip durch Verminderung der Spaltbreiten bewirkt. Man mindert diese 

 so lange, bis das Flickern aufhört oder zu einem Minimum wird. 



Zur abwechselnden Abbiendung je einer der Spalte dient ein um 

 seine horizontale Axe rotierender Blechzylinder. Dieser ist in zwei neben- 

 einander liegende Hälften geteilt, deren jede unmittelbar vor einem der Spalte 

 liegt und durch Ausschnitt so zerschnitten, daß immer neben einem Aus- 

 schnitt der rechten Seite ein gleich großer Schirmteil der linken Seite 

 liegt und umgekehrt. Im ganzen sind auf jeder Seite zwei Ausschnitte 

 und zwei dazwischen liegende gleich große Schirmteile auf dem Mantel 

 des Zylinders vorhanden. Bei jeder Rotation öffnet also der Zylinder dem 

 Licht den Zutritt zu jeder Spalte zweimal und verschließt ihm gleich- 

 zeitig den Zutritt zu der anderen Spalte. Die Rotation geschieht mittelst 

 einer Welle, welche durch einen kleinen Motor betätigt wird. Die Ro- 

 tationsgeschwindigkeit läßt sich durch einen Widerstand beliebig variieren. 

 Da der Zylinder dem Lichte den Zutritt in Richtung senkrecht zur Spaltebene 

 verwehrt, so wird das Licht parallel der Zylinderaxe in das Innere des 

 Zylinders eingeführt und dort mittelst zweier totalreflektierenden Prismen in die 

 Spalte dirigiert. Bei konstanter Entfernung der beiden Spalte erhält man 

 verschiedene Spektralfarben zur Vergleichung, wenn man das Beobachtungs- 

 fernrohr dreht. Um die Wellenlänge der zu vergleichenden Farben aber 

 beliebig ändern zu können, ist die Entfernung der Spalten von einander 

 veränderlich. Vor dem einen totalreflektierenden Prisma ist ein zweites, 

 wegklappbares, angebracht, um eventuell auch verschiedene Farben ver- 

 schiedener Lichtquellen mit einander vergleichen zu können. 



Spektralflickerphotometer können auch als optische Pyrometer für 

 technische Zwecke Verwendung finden. Die bisher konstruierten optischen 

 Pyrometer bestimmen die „schwarze" Temperatur eines Ofens durch 

 Messung der Intensität seiner Strahlung oder eines bestimmten Teils seiner 

 Strahlung. Sie bedürfen daher einer Vergleichslichtquelle, welche dauernd 



