2 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



mit dem Heliometer zahlreiche Beobachtungen, namentlich von Kometen, 

 angestellt. 



Im Jahre 1852 wurde die Drehkuppel abgebrochen und das Heliometer 

 an das Südfenster des Saales gebracht. Von dieser Zeit an stand es un- 

 benutzt, bis es Anfang der siebziger Jahre einer gänzlichen Umarbeitung 

 unterzogen wurde. Das nunmehr gebrauchsfähige Instrument diente dann 

 zur Beobachtung der Venusdurchgänge 1874 und 1882 auf den Stationen 

 Tschifu unter Valentiner und Aiken unter Franz. 



Nach Beendigung dieser Arbeiten stand es wiederum unbenutzt, bis 

 es vor einigen Jahren von Prof. Franz auf der Bürgerwerderschleuse in 

 einer mit abrollbarem Dache versehenen Holzhütte aufgestellt wurde. 



Leider hat das Heliometer durch den vielfachen Gebraueh und die 

 häufigen Transporte sehr gelitten, was sehr zu bedauern ist, da das Objektiv 

 vorzügliche Bilder gibt, und die Lichtstärke trotz seines Alters kaum ge- 

 litten hat. Klemmen und Feinbewegungen funktionieren nur sehr mangel- 

 haft. Während der ganzen Beobachtungsreihe war beispielsweise die 

 Klemme des Positionskreises mit Bindfaden zusammeegebunden und nur 

 selten konnten Rektaszensions- und Deklinationsklemme benutzt werden 

 Da das Instrument infolgedessen während der Beobachtung mit der Hand 

 festgehalten werden mußte, war natürlich die Leistungsfähigkeit des Beob- 

 achters sehr stark beschränkt. 



Das Objektiv hat eine freie Öffnung von 76 mm und eine Brennweite 

 von 1,139 m. Beobachtet wurde stets mit einem Okular von 140 facher 

 Vergrößerung. Der Positionskreis ist bis auf 5' abzulesen, doch lassen sich 

 einzelne Minuten noch schätzen. Die Objektivskalen haben eine 2 mm- 

 Teilung und werden mit einem Mikroskop auf 1 / 1000 mm abgelesen. Der 

 Skalenwert wurde durch Beobachtung der Sterndistanzen des Cygnuskreises 

 bestimmt. Es ergab sich 1 mm == 18" . 12 165 ± . 000 281 w F. 



Die Abhängigkeit der Okularstellung von der Temperatur wurde durch 

 zahlreiche Fokussierungen auf Sterne und auf den Mondrand ermittelt. 



Ich fand aus Sternbeobachtungen: 



mm 



N = N -f- t . k = 8,1412 — 0,0151 t 

 + 0,0141 ± 0,0014 

 Aus Mondbeobachtungen : 



== 8,0617 — 0,0116 t 

 ± 0,0141 + 0,0012 

 wo N die Stellung des Okulars bei 0° Cels., N bei A° Cels. und t der 

 Temperaturfaktor ist. Die Differenz in N für den Mondrand und Sterne 

 muß mit Rücksicht auf den wahrscheinlichen Fehler als verbürgt angesehen 

 w r erden. Eine ähnliche Differenz zeigte sich übrigens auch bei dem großen 

 Heliometer der v. Kuffnerschen Sternwarte. Ob dieses Verhalten einen 

 physiologischen oder einen anderen Grund hat, ist mir unbekannt; es läßt 

 sich indessen diese Frage leicht durch Beobachtungen entscheiden. Die 

 Teilungsfehler der einen Objektivskale, die erneuert worden war, sind 



