Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. 



<src - 



86. 



IL Abteilung. 





Jahresbericht. 





Naturwissenschaften. 



<§>*<: 



1908. 



a. Naturwissenschaftliche Sektion. 



Sitzungen der naturwissenschaftlichen Sektion im Jahre 1908. 



Sitzung am 13. Mai 190 8. 



Demonstration einer neuen automatischen Quecksilberpumpe. 



Von 

 Professor Dr. A. Beuteil. 



Mit Hilfe eines einfachen Modells wurde zunächst die Arbeitsweise der 

 Sprengeischen Quecksilberpumpe vorgeführt und im Anschluß hieran die 

 automatische Kahlbaumsche 1 ) Pumpe erläutert. Obwohl das Vakuum der 

 letzteren nichts zu wünschen übrig läßt, blieb die Nachfrage nach einer 

 handlichen, preiswürdigen und dabei leistungsfähigen Luftpumpe bestehen, 

 und so sind im Laufe der Jahre eine ganze Reihe neuer Konstruktionen 

 bekannt geworden. Daß sich bisher keine in das Laboratorium eingebürgert 

 hat, liegt an einigen Mängeln, die all' diesen automatischen Pumpen 

 anhaften. Der größte Übelstand ist der, daß im hohen Vakuum das Fall- 

 rohr zerschlagen wird. Kahlbaum hat dies dadurch zu umgehen gesucht, 

 daß er in das Glasrohr ein kurzes Stück Stahlrohr einfügte, jedoch bedarf 

 in diesem Falle das Quecksilberniveau im Fallrohr einer Nachregulierung, 

 da es sich mit dem Barometerstand ändert. Die vom Vortragenden vor- 

 geführte Pumpe 2 ) beseitigt das Zerschlagen des Fallrohrs dadurch, daß an 

 dasselbe ein seitliches Röhrchen mit einem Korkverschluß angesetzt ist. 

 Durch den Kork hindurch tritt fortwährend etwas Luft ein, so daß sowohl 

 die harten Schläge des Quecksilbers, als auch die kräftigen Funkenent- 

 ladungen verhindert werden. Die fallenden Quecksilbertropfen führen die 

 eingetretene Luft fort, so daß die Pumpe trotzdem das höchste Vakuum 

 hervorbringt. Während der Vorführung wurde ein Rohr ausgepumpt, 

 welches in kurzer Zeit intensives Kathodenlicht zeigte 3 ). 



Die Regulierung der in das Steigrohr eintretenden Luft, welche das 

 Quecksilber wieder nach oben zu befördern hat, geschieht nicht durch 

 einen Hahn, sondern durch ein Röhrchen mit einem Asbestpfropfen. Diese 

 Vorrichtung hat den Vorteil, daß sie keinerlei Nachregulierung bedarf. 



Die Quecksilbermenge, welche in der Pumpe kreist, beträgt nur 

 15 ccm, während die Kahlbaumsche 10 kg, und eine kleine Töplersche 

 über 1 1 kg Quecksilber erfordern. 



i) Ännalen der Physik 1894 Bd. 53 p. 199. 

 1901 „ 6 p. 591. 



2 ) Verhandlungen des deutsch, wissensch. Vereins in Santiago-Chile. 1905. Bd. 5. 



3 ) Ein Rohr von 160 ccm Inhalt braucht 15 Minuten zum Auspumpen. 

 1908. 1 



