II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 25 



f Vl 's— = + > 000 183 d - *• °> 01 % Abweichung 



fp,.^— = ± 0,000 072 d. i. 0,005 % * 4) 



P2 8p 2 



f Ti .|^- = ± 0,000 865 d. i. 0,06 °/ 



k,~ = =F 0>°°0 875 d. i. 0,06 % 



wobei für % der Wert 1,400 und als Überdruck 30 mm Hg bei 20° C 

 Anfangstemperatur und 760 mm Atmosphärendruck angesetzt ist. Die 

 Gleichungen 4) lassen erkennen, daß die beiden Temperaturen viel 

 empfindlicher in die Formeln für % eingehen als die Drucke, daß also 

 bei den Versuchen auf erstere besonderer Wert zu legen ist. Den 

 geringsteh Einfluß hat, wie zu erwarten war, der Atmosphärendruck. 

 Wichtiger ist die genaue Bestimmung des Überdruckes, die sich aber ohne 

 erhebliche Schwierigkeit in der angenommenen Genauigkeit von 0,01 mm 

 ausführen läßt. Der Gesamtfehler beträgt hiernach 0,14 °/ , der mittlere 

 Fehler 0,08 °/ . Es möge schon hier erwähnt werden, daß sämtliche 

 beobachteten Werte untereinander um höchstens 0,08 °/ variieren. 



Zur Vermeidung der Wärmeleitung von den Wänden her während 

 einer Expansion führte man bisher die Temperaturmessung in der Mitte 

 von möglichst großen Gefäßen aus. Die Größe der benutzten Ballons — 

 bei Lummer und Pringsheim faßte derselbe bei einem Durchmesser 

 von etwa 56 cm ungefähr 90 L, bei Mako wer sind die entsprechenden 

 Zahlen 46 cm und 50 L und bei Moody 40 cm und 60 L — machte 

 die Methode für die direkte Verwertung bei hohen Temperaturen nicht 

 geeignet. Es war daher zunächst zu untersuchen, bis zu welchem Volumen 

 abwärts diese Temperaturmethode bei geeigneter Versuchsanordnung noch 

 brauchbare Resultate lieferte. Demzufolge teilt sich die vorliegende Arbeit 

 in zwei Teile: 



I. Die Überführung der Methode auf ein kleines Volumen. 

 II. Die Anwendung derselben auf hohe Temperaturen. 



I. Für die Vorversuche stand mir, abgesehen von dem Galvanometer und 

 den Widerständen, die von Lummer und Pringsheim benutzte Apparatur 

 zur Verfügung. Bei den endgültigen Versuchen war die Anordnung in 

 bezug auf die Bestimmung der Drucke und der Anfangstemperatur eben- 

 falls die gleiche 1 ). An Stelle des großen Kupferballons traten nach und 

 nach immer kleinere Glasgefäße. Da diese nur eine Öffnung hatten, war 

 die Zuleitung für die Druckluft und der Bolometerleitungen dementsprechend 



!) Vgl. hierzu die Fig. bei Lummer und Pringsheim, 1. c. S. 557. 



