26 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



geändert (s. Fig. 1). Die Luft wurde mittels einer Handdruckpumpe P 

 durch Hahn H x und H 2 in den Ballon gepumpt und passierte hierbei 

 zwei Gefäße T mit Schwefelsäure und ein System von Chlorkalziumröhren C, 

 an deren Enden sich als Staubfilter Glaswolle befand. Hahn H 3 diente 

 als Ausflußöffnung. Durch den Kautschukstopfen K führten zwei dicke 

 Kupferbügel L, an deren unteren Enden das Bolometer B angelötet wurde. 

 Über das Wasserbad und die Rührvorrichtung gilt das bei Lummer und 

 Pringsheim 1 ) Gesagte. Mit Hilfe eines Kathetometers, das 0,005 mm 

 abzulesen gestattete, wurde nach dem weiten Quecksilbermanometer Q das 

 Schwefelsäuremanometer S sehr sorgfältig geeicht und öfters nachkontrolliert. 

 Innerhalb des Temperaturbereiches von 18 bis 21° C entsprach einem 

 Zentimeter H 2 S0 4 0,1316 cm Hg. Das offene Ende dieses zweiten 

 Manometers stand wegen der hydroskopischen Eigenschaften der Schwefel- 

 säure durch ein am Ende spitz ausgezogenes Chlorkalziumröhrchen D mit 

 der Außenluft in Verbindung. Für die Messungen wurde allein S 

 benutzt. Zur Bestimmung des Atmosphärendruckes diente ein Gefäß- 

 barometer mit Glasskala. Die einzelnen Teile des Aufbaues waren gut 

 abgedichtet, so daß sich ein Überdruck von 1 j 10 Atmosphären oft tage- 

 lang hielt. 



Bei dem Übergang zu 

 kleinerenVersuchsgefäßen war 

 besonders darauf zu achten, 

 daßdasBolometer möglichst 

 genau in der Mitte des Ballons 

 justiert war, um der zu er- 

 wartenden Wärmeleitung von 

 denGefäßwänden vorzubeugen. 

 Das Platinsilberblechbolo- 

 meter 2 ) hat aber eine Gesamt- 

 länge von ca. 18 cm, wovon 

 auf den abgeätzten Teil, der 

 allein für die Temperatur- 

 messung in Betracht kommt, 

 etwa 7 — 8 cm entfallen. Es 

 war daher für den beabsichtigten Zweck zu lang. Ich ersetzte dasselbe durch 

 ein Bolometer aus Wollastondraht von 0,055 mm Silberdurchmesser 

 und nur 0,004 mm Platindurchmesser. Der Draht wurde erst 

 an den Zuleitungen befestigt und dann in der Mitte auf elektro- 

 lytischem Wege in der beabsichtigten Länge vom Silber befreit. 

 Vor der Benutzung wurde er längere Zeit in Wasser gespült. Infolge 

 des hohen Widerstandes des Platinfadens war es jetzt möglich, den 



!) 1. c. S. 559. 

 2 ) 1. c. S. 558. 



Fi^ur 1. 



