30 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



wurde deshalb für die meisten Versuche besonders reguliert. Für gewöhn- 

 lich war die Einstellzeit etwa 1 sec. Sie muß stets kleiner sein als die 

 Ausflußzeit des Gases, damit der Faden die Widerstandsänderung des 

 Bolometers auch momentan anzeigt. Die Proportionalität der Ausschläge 

 nach rechts und links von der Nullage hängt von der genauen Justierung 

 des Galvanometers ab. 



Mit Hilfe dieses Instruments und des beschriebenen Wollastondraht- 

 bolometers war es nun möglich, die %-Bestimmungen in wesentlich kleineren 

 Gefäßen auszuführen. 



Nachdem die Rührer in Tätigkeit gesetzt und der Atmosphärendruck 

 bestimmt waren, wurde die Luft langsam durch die Trockenapparate in 

 den Ballon gepumpt und der am Schwefelsäuremanometer abgelesene 

 Überdruck so eingestellt, daß die auf Null Grad C reduzierten Hg-Drucke 

 ganze Millimeter ergaben. Für die Widerstandsmessung benutzte ich durch 

 einen geeigneten Nebenschluß einen Strom von 1 j 5 Volt Spannung, um 

 eine Erwärmung des dünnen Platindrahtes zu vermeiden 1 ). Nach Ab- 

 gleichung der Wheatstoneschen Brückenschaltung wurde nun durch 

 Stecken einiger Widerstände im Rheostaten auf die durch die adiabatische 

 Abkühlung etwa zu erwartende Widerstandsänderung des Bolometers ein- 

 gestellt. Das Gleichgewicht der Brücke war also gestört, durch das 

 Galvanometer floß ein Strom, und der Faden zeigte einen Ausschlag. Jetzt 

 wurde Hahn H x und H 2 geschlossen, um nach Beendigung des Versuches 

 den Überdruck noch einmal nachprüfen zu können und unter ständiger 

 Beobachtung des Galvanometerfadens der Ausflußhahn H 3 geöffnet. Die 

 Luft strömte aus, und der Quarzfaden des Galvanometers bewegte sich 

 entsprechend der Abkühlung der Luft auf die Nullage zu. War nun 

 vorher beispielsweise zu viel Widerstand im Rheostaten gesteckt worden, 

 so erreichte er die Nullage nicht, im anderen Falle, wenn das Bolometer 

 sich mehr abkühlte, als man ungefähr erwartete, ging der Faden über 

 diese hinaus. Bei Eintritt des stationären Zustandes stand der Faden 

 still und blieb solange in seiner Stellung, bis durch die Wärmeleitung das 

 Gas in unmittelbarer Umgebung des Bolometerdrahtes sich wieder erwärmte. 

 Durch die Differenz von der Nullage konnte man nun sehr leicht den 

 Fehler bestimmen, den man zuerst beim Stöpseln des Widerstandes 

 gemacht hatte. Bei denselben Anfangsbedingungen und abgeglichener Brücke 

 brauchte man nur, bevor man zum zweiten Male das Gas ausströmen ließ, 

 festzustellen, um wieviel man den Widerstand im Rheostaten ändern 

 mußte, bis die vorerwähnte Differenz von der Nullage sich wieder ein- 

 stellte. Diesen Betrag zählte man dann zu dem zuerst gesteckten Wider- 

 stände zu oder zog ihn davon ab und hatte auf diese Weise die richtige 

 Widerstandsänderung für den betreffenden Druck. Ließ man also jetzt die 

 Luft ausströmen, so mußte der Faden nach erfolgter Expansion genau auf 



i) vgl. 1. c. S. 564. 



