34 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



befindet sich der oben und unten offene Heizzylinder C aus Eisenblech von etwa 

 23 cm Höhe und 20 cm Durchmesser. Er ist außen mit einer Asbest- 

 schicht umgeben, um die in Abständen von 5 mm (an den Enden etwas 

 dichter) 0,5 mm starker Nickeldraht gewickelt war. Der Asbest war mit 

 Wasserglas getränkt, um ein Rutschen der einzelnen Drahtwindungen zu 

 vermeiden. Durch den Draht wurde unter Vorschaltung von Regulier- 

 widerständen der Heizstrom von 220 bezw. 440 Volt Spannung geschickt. 

 Für gleichmäßige Temperatur im ganzen Innern war durch zwei mit je 

 zwei Flügeln P versehene Rührer R gesorgt, die sich diagonal gegenüber- 

 standen. Um die Muffel erschütterungsfrei zu haben, waren diese frei 

 durch den Boden hindurchgeführt, wie die Figur zeigt. Auf diese Weise 

 hatte die ganze Rührvorrichtung mit dem Ofen selbst keinerlei direkte 

 Verbindung. Die Temperatur konnte mittels eines von der Physikalisch- 

 Technischen Reichsanstalt bis 800° C geeichten Platinwiderstandsthermo- 

 meters T gemessen werden. Daß diese während der Tätigkeit der Rührer 

 überall dieselbe war, stellte ich bei Zimmertemperatur durch Vergleiche 

 mit einem geeichten Quecksilberthermometer fest, welches ich an ver- 

 schiedenen Stellen in die Muffel einführte. Bei hohen Temperaturen 

 glichen sich Temperaturdifferenzen zwischen dem Innern des Ballons und 

 der Heizluft, wie es auch zu erwarten war, bedeutend rascher aus als 

 bei Zimmertemperatur, so daß zwischen dem Widerstandsthermometer und 

 dem Wollastondrahtbolometer sich fast nie ein Gangunterschied beobachten 

 ließ. Alle vier Flügel der beiden Rührer waren so gerichtet, daß sie die 

 Luft nach unten drückten, einmal, weil beim Heizen die warme Luft nach 

 oben strömt und dann, um zu vermeiden, daß die beiden unteren Flügel 

 durch die Öffnungen am Boden kalte Luft aus dem Zimmer ansaugten. 

 Bei dieser Anordnung erreichte ich Temperaturen bis über 500 ° C. 

 Ein stationärer Zustand stellte sich etwa 3 Stunden nach Beginn des 

 Heizens ein. 



Im Verlauf der Untersuchungen hat es sich als zweckmäßig heraus- 

 gestellt, für das Platinwiderstandsthermometer T eine besondere, vom 

 Bolometerkreis vollkommen getrennte Brückenschaltung zu benützen, weil 

 sonst die beim Umschalten auftretenden Öffnungs- und Schließungsströme 

 störend wirkten und außerdem die nicht ganz zu beseitigenden Thermo- 

 ströme eine Änderung der Nullage des Galvanometerfadens zur Folge 

 hatten. Die bei hohen Temperaturen unvermeidlichen Schwankungen der 

 Temperatur erschwerten auch anfangs die Messung sehr. Durch Verwen- 

 dung eines empfindlichen, aber stark gedämpften Galvanometers gelang es 

 jedoch, kleine, rasch vorübergehende Schwankungen ganz zu eliminieren 

 und so einen Mittelwert der Temperatur zu erhalten. 



Von obenher war der 2,5 L fassende Schottsche Glaskolben A 

 in der Mitte des Heizzylinders genau justiert. Er wurde durch eine in 

 die Zimmerwand eingelassene Klammer U gehalten, so daß er vollkommen 



