36 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Manometern und der Druckpumpe. Durch diese Anordnung sollte ver- 

 mieden werden, daß die heiße Luft aus dem Ballon in das Glasröhren- 

 system stieg. Als Ausströmöffnung diente Hahn H 1 . Er konnte mit dem 

 Hebel E durch einen Schnurlauf vom Beobachlungsplatze aus geöffnet und 

 geschlossen werden. 



Die beschriebene Apparatur bewährte sich bis zu Temperaturen von 

 500° C vorzüglich. Der etwas gefettete Schliff hielt bei 15 cm Hg Über- 

 druck absolut dicht, und durch ihn war es möglich, die Bolometer rasch 

 und bequem auszuwechseln, was bei allen früheren Anordnungen keines- 

 wegs der Fall war. 



Die für hohe Temperaturen bestimmten Bolometer hatten ungefähr 

 4 — 5 cm lange Silberenden und waren in der Mitte etwa 2,5 — 3 cm ab- 

 geätzt. Sie wurden zunächst bei Zimmertemperatur unter Vergleich des 

 Platinwiderstandsthermometers und eines Quecksilberthermometers genau 

 geeicht. Tabelle VIII S. 15 enthält die mit der beschriebenen Anordnung 

 bei Zimmertemperatur erhaltenen Resultate. Wie man sieht, stimmen sie 

 mit den früheren Ergebnissen sehr gut überein, und es ist wohl hierdurch 

 erwiesen, daß die Verwendung des Luftbades bei der -/.-Bestimmung der- 

 jenigen eines Flüssigkeitsbades an Genauigkeit in keiner Weise nachsteht. 

 Beim Eichen des Bolometers auf höhere Temperaturen verfuhr ich so, 

 daß ich stufenweise die Temperatur von 50° zu 50 IJ steigerte, den Tempe- 

 raturverlauf bei jeder Stufe graphisch verfolgte und gleichzeitig schon 

 Vw-Bestimmungen in derselben Weise, wie oben beschrieben, ausführte. 

 Bei diesen Messungen stellte sich nun heraus, daß alle verwendeten Bolo- 

 meter sprungweise ihren Widerstand änderten. Um mich davon zu über- 

 zeugen, daß diese plötzlichen Widerstandsänderungen nicht an einer un- 

 genauen Temperaturmessung, sondern am Bolometer selbst lagen, ging ich 

 von jeder Temperaturstufe auf Zimmertemperatur zurück. Es zeigte sich 

 auch hier, daß der Widerstand ein anderer geworden war und nicht mehr 

 in die vorher festgelegte Eichkurve fiel. Bei den meisten wurde er größer, 

 bei einigen nahm er zuerst ab, um nach mehrmaligem Heizen allmählich 

 über seinen Anfangswert zu steigen. Bei allen Änderungen aber war ein 

 eindeutiger Gang vorhanden. Zunächst schien sich der Temperaturkoeffi- 

 zient dabei nicht zu ändern, was jedoch bei öfterem Heizen in recht er- 

 heblichem Maße eintiat. 



Diese sprunghafte Änderung von Platinwiderständen bei höheren 

 Temperaturen ist in einem Falle auch von Holborn und Henning 1 ) bei 

 einem 0,1 mm starken Platindrahte festgestellt worden. Jedoch scheinen 

 auch die übrigen dort angegebenen Widerstandswerte von zwei anderen 

 Platinthermometern dasselbe Verhalten zu zeigen 2 ). 



») Holborn und Henning, Ann. 26. 855, 1908. 



2 ) Vgl. hierzu die Tabellen I und II bei Holbor n und Henning, 1. c. 



