IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



85 



messen. Es wurde die Platinglühlampe L (Fig. 2) von dem in § 5 be- 

 schriebenen Lummer-Kurlbaumschen Platinkasten PP montiert und 

 so orientiert, daß der Platinfaden s sich bei Betrachtung durch das 

 schwach vergrößernde Fernrohr F auf die ebene gleichmäßig glühende 

 Wand des Platinkastens projizierte. Für jede gewünschte Strombelastung 

 des Fadens wurde der Heizstrom des Platinkastens solange variiert, bis 

 sich der Glühfaden von der Kastenwand nicht mehr abhob. Die am 

 Thermoelement E des Kastens abgelesene Temperatur ist dann gleich der- 

 jenigen des Glühfadens zu setzen, wenn wir von den Reflexionsversuchen etc. 

 absehen. 



Hatte sich ein stationärer Zustand hergestellt, während dessen der 

 anvisierte Teil des Fadens verschwunden bleibt, so wurden die Voltampere 

 am Glühfaden gemessen. Es ist 

 selbstverständlich, daß die an 

 den Zuleitungen gemessene 



Figur 2. 



r 



s 



^N 



C7\ 



rz^ 



F 



Spannung unter Zugrundelegung 

 des extra bestimmten Wider- P 

 Standes der Zuleitungen redu- 

 ziert wurde, so daß die in der 

 Tab. 5 angegebenen Volt die 

 wirkliche Arbeitsspannung an 

 den Enden des Glühfadens be- 

 deuten. 



Es bleibt zu erörtern, ob 

 die Wärmeableitung im Faden P 

 zu den Zuleitungen unser Re- 

 sultat fälscht. Wäre diese gleich 

 Null und der Faden von genau 

 zylindrischer Gestalt, so müßte 

 der Platinfaden auf seiner ganzen 

 Länge die gleiche Temperatur und Flächenhelligkeit besitzen. Dies 

 ist nicht der Fall, sondern der Faden glüht an seiner Mitte s heller als 

 an den Befestigungsstellen. Ist der Faden aber wie in unserem Falle 

 genügend lang und stellt man auf das Verschwinden der Fadenmitte s 

 ein, so 'dürfte die innere Wärmeleitung ohne Bedeutung und die berech- 

 nete Temperatur diejenige der Fadenmitte sein. Die Länge des Fadens 

 war von der Fabrik zu genau 100 mm gewählt worden. Tatsächlich 

 stimmte die nachgemessene Länge damit überein, soweit eine solche 

 Messuug genau auszuführen ist. Die Dicke des Fadens wurde an mit- 

 gelieferten Probestücken unter dem Mikroskop bestimmt. Nach den 

 Messungen wurde die Lampe zerstört und die Dicke des geglühten Fadens 

 direkt gemessen. Der Unterschied zwischen beiden Dickenbestimmungen 

 lag innerhalb der Genauigkeit der Beobachtung (etwa 1/1000 — 2/1000 mm). 



¥ 



