8G 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



In der Tabelle 5 ist eine an einer Platinlampe angestellte Serie von 

 Beobachtungen mitgeteilt zugleich mit der für jede Strombereitung be- 

 rechneten und beobachteten Temperatur. Dabei sind die als beobachtet 

 angegebenen Temperaturen unter Berücksichtigung der verschiedenen 

 Reflexionsverluste korrigiert worden. Während die Lichtbestrahlung des 

 Platinkastens zwei Wände der Glashülle der Platinlampe zu durchlaufen 

 hat, erleidet die Lichtstrahlung des Platinfadens Reflexionsverluste nur an 

 einer Glaswand. Diese Korrektion kann mit Hilfe der Messungen von 

 Lummer-Kurlbaum 1 ) ausgeführt werden, welche die Änderung der 

 Helligkeit einer Platinfläche mit der Temperatur photometrisch festgestellt 

 haben. Diese Korrektion beträgt selbst bei den niedrigsten Temperaturen 

 nur etwa 1 / 2 % der Temperatur, da die Helligkeit sehr viel schneller 

 ansteigt als die Temperatur. 



Tabelle 5. 



Volt 



Ampere 



Temperatur 



Temp. 

 berechnet 



Temperatur- 

 differenz 





beob. 



reduz. 



ber. — beob. 



2,105 



0,3765 



1273 



1268 



1304 



+ 36 



2,990 



0,4835 



1451 



1445 



1472 



+ 27 



3,670 



0,5577 



1562 



1554 



1573 



+ 19 



4,625 



0,6535 



1689 



1680 



1705 



+ 25 



5,460 



0,737 



1791 



1781 



1805 



+ 24 



Die Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Berechnung dürfte 

 als genügend zu betrachten sein, wenn man bedenkt, daß weder die Größe 

 von c noch von u. feststeht und daß auch sonst manche Vernachlässigungen 

 eingeführt worden sind. Jedenfalls lassen die Resultate erkennen, daß die 

 beschriebene Methode geeignet ist, bei Kenntnis der genauen Strahlungs- 

 gleichung und Strahlungskonstante eines Körpers die wahre Temperatur 

 desselben direkt aus den elektrischen Größen recht genau zu errechnen, 

 was m. W. bisher nicht möglich war. Wichtiger scheint mir der um- 

 gekehrte Weg zu sein, aus der experimentell bestimmten Temperatur das 

 genaue Strahlungsgesetz und die Strahlungskonstante der Glühsubstanz zu 

 ermitteln. Freilich ist das nur da möglich, wo es wie beim Platin gelingt, 

 aus dem betreffenden Glühmaterial einen kastenförmigen Hohlraum kon- 

 struieren zu können. 



Die nahezu konstanten Differenzen zwischen den beobachteten und 

 berechneten Temperaturen ermutigen dazu, aus den Beobachtungen mit 

 Hilfe dieser Methode die wahre Strahlungskonstante ja des Gesamtstrahlungs- 



!) O. Lummer und F. Kurlbaum. 



