HO Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur, 



Ein Vergleich der beobachteten und nach der Nernst'schen Formel 

 berechneten Wärmetönungen wäre übrigens nicht möglich, wenn sich bei 

 der Dehydratisierung der selenigen Säure neben dem Wasser auch etwas 

 Selendioxyd verflüchtigt und verdampft. Es war daher noch zu bestimmen, 

 wie groß die Tension des Selendioxyds ist. 



Der Dampfdruck des Selendioxyds. 



Zur Messung des Dampfdruckes des Selendioxyds wurde ein aus Hart- 

 glas gefertigtes Spiralmanometer verwendet, das nach dem Prinzip des 

 Ladenburg- Lehmann'schen Manometers 1 ) konstruiert war. Es besteht im 

 wesentlichen aus einer Glasspirale, die aus einer flachen Kapillare gedreht 

 wird, deren innerer Teil mit dem Verdampfungsgefäß kommuniziert. An 

 das geschlossene Ende der Spirale ist ein feiner Glasstab angeschmolzen, 

 der am unteren Ende einen Spiegel trägt, dessen Drehung mit Fernrohr 

 und Skala verfolgt werden kann. Die Spirale samt Glasstab und Spiegel 

 ist in ein Mantelgefäß eingeschlossen, in welchem der Luftdruck vermittelst 

 eines seitlichen Ansatzrohres beliebig geändert werden kann. Statt nämlich 

 die Drehungswinkel in Drucken zu eichen, zieht man vor, sie jedesmal 

 durch Änderung des äußeren Druckes wieder auf den Nullpunkt einzustellen. 

 Der äußere Druck, der dann dem Dampfdruck innerhalb der Spirale ent- 

 spricht, wird direkt am Barometer mit Hilfe des Kathetometers abgelesen. 

 Wachsender Dampfdruck im Innern dreht die Spirale auf, zunehmender 

 Luftdruck außen im Mantelgefäß dreht sie zusammen. Die Druckempfind- 

 lichkeit der Spirale wächst mit der Anzahl der Windungen, mit ihrer ab- 

 nehmenden Wandstärke und mit der Abweichung ihres Querschnittes von 

 der Kreisform. Der hier verwendete Apparat ließ Drucke von der Größen- 

 ordnung 2 / 4 mm ziemlich gut messen. Während des Versuches stand der 

 obere Teil des Mantelgefäßes mit der ganzen Spirale, sowie auch das Ver- 

 dampfungsgefäß in einem Heißluftthermostaten, dessen Temperatur mittels 

 eines Thermoregulators bis auf 0,5° konstant gehalten werden konnte. 



Da auch zunehmende Temperatur allein ein Aufrollen der Spirale 

 bewirkt, mußte vorher die Abhängigkeit der Spiegeldrehung von der Tempe- 

 ratur untersucht werden. Der Apparat wurde offen im Thermostaten 

 erhitzt, und es wurde bei verschiedenen konstanten Temperaturen die 

 Spiegeldrehung messend verfolgt. Bis 300° war keine Veränderung der 

 Spiegellage wahrzunehmen, von da ab aber zeigte sich eine sehr starke 

 Drehung, die beim Abkühlen nicht zurückging. Bei nochmaligem Erhitzen 

 drehte sich der Spiegel noch um den fünften Teil des vorigen Winkels 



i) Vergl. auch Johnson, Z. f. phys. Ch. 61, 457. (1907). 



