II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 1 1 1 



weiter. Diese Tatsache ließ den Gedanken aufkommen, daß durch das 

 Erhitzen zunächst die inneren Spannungen in der Glasspirale ausgeglichen 

 würden, so daß also bei genügend langem Erhitzen die Spiegeldrehung 

 von der Temperatur unabhängig würde. Diese Hoffnung erfüllte sich 

 jedoch nicht. Vielmehr zeigte sich noch bei viel späteren Versuchen, wo 

 Verdampfungsgefäß und Spirale evakuiert waren, eine ziemlich unregel- 

 mäßige Spiegeldrehung, die in Rechnung gezogen werden mußte. Auf die 

 sehr schlecht kontrollierbare Abhängigkeit der Spiegeldrehung von der 

 Temperatur bei Spiralmanometern haben neuerdings auch G. Preuner und 

 J. Brockmöller 1 ) hingewiesen. Sie suchen den daraus entstehenden Fehler 

 dadurch zu vermeiden, daß sie Verdampfungsgefäß und Mantelgefäß mit 

 Spirale in je einem elektrischen Ofen gesondert erhitzen und zwar derart, 

 daß das letztere auf konstanter Temperatur gehalten wird, die höher sein 

 muß als diejenige, bei der der Dampfdruck des zu untersuchenden Körpers 

 Atmosphärendruck erreicht. F. M. G. Johnson 2 ) dürfte also mit seiner 

 Behauptung, daß die Spiegeldrehung eine geradlinige Funktion der Tempe- 

 ratur sei, kaum im Recht sein, ausgenommen für gewisse kleinere Tempe- 

 raturintervalle. 



Zur Dampfdruckmessung wurde reines trockenes Selendioxyd nach 

 sorgfältigem Trocknen des ganzen Apparates in das Verdampfungsgefäß 

 gebracht, das nach dem Evakuieren mit der Quecksilberluftpumpe ab- 

 geschmolzen wurde. 



An diesem so hergerichteten Apparate wurde zunächst die Prüfung 

 auf seine Druckempfindlichkeit vorgenommen, d. h. es war festzustellen, 

 wieviel mm Quecksilberdruck einem mm der Skala entsprechen. Die 

 Empfindlichkeit läßt sich natürlich durch Weiterrücken des Fernrohrs 

 mitsamt der Skala noch steigern. Bei unserem Versuche betrug die Ent- 

 fernung von Spiegel und Skala ca 2 Meter. Die Eichung wurde derart 

 vorgenommen, daß der Druck im Mantelgefäß allmählich vermindert wurde. 

 Es stellte sich dabei heraus, daß 1 mm der Skala 2,7 mm Quecksilber- 

 druck entsprechen. Da die Skala auf 0,1 mm ablesbar ist, so lassen sich 

 — wie schon erwähnt — Drucke bis zu */ 4 mm noch gut messen. 



In der folgenden Tabelle sind die beim ersten Versuch gemessenen 

 Dampfdrucke wiedergegeben. Bei einem zweiten Versuche wurden bei 

 niederen Temperaturen viel zu hohe Drucke gefunden, was seinen Grund 

 möglicherweise in einem geringen Feuchtigkeitsgehalt des Selendioxyds 

 oder vielleicht auch der Spirale hatte, die vorher gewaschen worden war 

 und schwer zu trocknen ist. Bei höheren Temperaturen, wo sich der 

 Dampfdruck der geringen Feuchtigkeitsmenge verhältnismäßig nicht so 

 bemerkbar macht, findet eine starke Annäherung der Werte an die beim 



') Z. f. phys. Ch. 81. 129. (1912). 

 2) Z. f. phys. Ch. 61. 457. (1907). 



