II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 143 



Die Wägung. 



Zum Wägen wurde eine von Bunge bezogene Wage verwendet, die 

 schon von A. Ladenburg 1 ) und Jul. Meyer zu Wägungen bei Atomgewichts- 

 bestimmungen benutzt worden war. Sie gestattete bei Benutzung einer 

 Fernrohrablesung, Differenzen von 0.00001 g zu bestimmen. Die Gramm- 

 gewichte waren aus Messing und stark platiniert. Die Dezi- und Zenti- 

 grammgewichte waren aus durchsichtigem Quarz. Die Gewichte von 0.01 

 bis 5 g wurden von mir nach einer von Th. W. Richards 2 ) mitgeteilten, 

 für unseren Gewichtssatz (1, 2, 2, 5) angepaßten Methode kalibriert. 

 Der zu wägende Apparat war durch eine Tara von demselben Material 

 bis zur 4. Dezimale genau austariert, der Quarzapparat durch ein Quarz- 

 reagensrohr und einen Quarztiegel, die mit den nötigen Mengen von Quarz- 

 stücken gefüllt waren. Auf beiden Seiten war auch dasselbe Gewicht an 

 dünnem Platindraht, der zum Aufhängen diente, verwendet. Auch der 

 Neubauertiegel war durch einen anderen mit Platinstückchen austariert. 

 Auf diese Weise waren die erforderlichen Gewichtsstücke niemals groß, 

 und Fehler wegen der Änderungen der metereologischen Verhältnisse 

 wurden vermieden. Die Wägung wurde stets nach derselben Zeit (einer 

 Stunde) vorgenommen, um den Fehler, der durch etwaige Bildung einer 

 Wasserhaut an den Gefäßen entstehen könnte, auszumerzen. Vor und 

 nach jeder Wägung wurde die Abweichung vom Nullpunkt bestimmt und 

 die Wägung dahin korrigiert. 



Zum Reduzieren der Gewichte in Luft auf Gewichte im Vakuum nach 



der Formel 3 ) M = m ( 1 -j- -), wo m das scheinbare Gewicht in 



der Luft, X die Dichtigkeit der Luft, s das spez. Gewicht des gewogenen 

 Körpers und a das spez. Gewicht der Gewichtsstücke ist, wird das spez. 

 Gewicht des „grauen kristallinischen oder metallischen" Selens nach 

 Saunders 4 ) mit 4.80, das des Selendioxyds nach Clausnitzer mit 3.95 an- 

 genommen. Das spez. Gewicht des Quarzes ist 2.65, das der Messing- 

 gewichte 8.40. — Wenn keine bedeutenden Änderungen von Druck und 

 Temperatur stattgefunden hatten, konnte die Korrektion auf das Vakuum 

 gesetzt werden gleich X X (Vol. von 1 g Subst. — Vol. von 1 g Gew.), 



also gleich m«X ( ). Die Änderung des Luftdruckes ist ohne merk- 



i) Berl. Ber. 35. 2278. (1902). 



2) Z. phys. Ch. 33. 603. (1900). 



3) Vgl. Kohlrausch, Lehrb. d. prakt. Physik S. 60. 

 *) Journ. Phys. Chem. 4. 423. 



