II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



207 



Die Versilberung führte ich bei den ersten Probeversuchen nach dem 

 bekannten Zuckerreduktionsverfahren 1 ) aus, für die späteren Versuche 

 liess ich die Versilberung, die mehrfach erneuert wurde, von der Firma 

 J. D. Möller, Wedel in Holstein, ausführen. 



Die von Bucherer und Wolz benutzten Quarz plättchen (in Kreisform; 

 0,5 cm Durchmesser), die den Abstand der Kondensatorplatten von 

 einander fixieren, waren nach einer Mitteilung Bucherers nicht mehr 

 brauchbar, da sie längere Zeit in der Nähe des Radiumpräparates gelegen 

 hatten und dadurch leitend geworden waren. Herr Professor Bucherer 

 übersandte mir daher 4 neue Plättchen, die er mir nebst den alten 

 freundlichst zur Verfügung stellte. 



Zu ihrer Dickenmessung wurde ein Zeiss'scher Tiefentaster ver- 

 wendet, dessen Silberskala von der Physikalisch-Technischen Reichs- 

 anstalt zwei Mal geeicht war. Zunächst wurden die alten Plättchen 

 zur Kontrolle der Messmethoden nachgemessen. Je 50 Messungen der 

 drei Plättchen — eins war inzwischen beschädigt worden — , ergaben 

 die Dicke 



0,25071 mm, während Bucherer nach anderer Methode 2 ) gemessen 

 hatte: 0,25075 mm und Wolz: 0,25048 mm. Die Übereinstimmung ist also 

 recht gut. Darauf wurden die neuen Plättchen, die ebenfalls Kreisform 

 und 0,5 cm Durchmesser hatten, gemessen. Mit jedem Plättchen wurden 

 50 Messungen vorgenommen, woraus sich als Mittel die Dicke 



d = 0,2510 mm ergab. Eine Kontrollmessung am Ende der 

 Versuche ergab d = 0,2512 „ , also im Mittel: 

 d = 0,2511 „ (±0,5%,). 

 Zum Zusammensetzen des Kondensators wurde der schon von Wolz 

 a. a. 0. beschriebene Apparat verwendet (s. a. Fig. 3 a). Auf einer recht- 

 W p F eckigen, ebenen Grund- 



platte g sind 6 Messing- 

 säulen m genau vertikal 



3^6 



Fig. 3 a. Fig. 3 b. 



aufgeschraubt, und zwar so, dass an den beiden Längsseiten je 2, an den 

 Querseiten je 1 stehen. Alle Säulen haben in gleicher Höhe über der 



!) s. Ostwald-Luther, Physikochemische Messungen, 2. Aufl. 1902, S. 330. 

 2 ) s. Bucherer a. a. 0. p. 517. 



