210 Jahresbericht der Sehles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Wachs bestreicht, dann sowohl den Kondensator, als auch den Messing- 

 fuss, mit ihrer Stirnfläche auf eine plane Glasplatte setzt und leicht an- 

 einanderrückt, bis der Kitt erstarrt ist. Auf diese Weise erreicht man 

 zuverlässig, dass die Stirnfläche des Kondensators mit der Schicht der 

 photographischen Platte parallel ist, und dass also die Kondensator- 

 ebene auf der photographischen Platte senkrecht steht. Ein mit einem 

 rechteckigen Spalt von 3 . 0,3 cm Grösse versehenes Siegellackdiaphragma 

 d ist herausnehmbar eingerichtet und wurde bei einem Teil der Auf- 

 nahmen verwendet. Über seinen Zweck wird noch weiter unten (§ 8 

 S. 38) gesprochen werden. 



Sowohl A wie i haben mehrere Ausschnitte, die dem Zwecke dienen, 

 das Innere des Gehäuses leichter zugänglich zu machen; sie gestatten 

 auch das Anvisieren von photographischer Platte und Kondensatorrand 

 bei der Ausmessung des gegenseitigen Abstandes a derselben. Diese 

 Ausmessung fand auf einer Teilmaschine statt, deren Schraubenspindel 

 mittels des Normalmeters der Provinz Schlesien, das mir das hiesige 

 Königliche Eichamt freundlichst überliess, geeicht wurde. 



Das Messinggehäuse wurde zur Messung von a in ein passendes 

 Gestell mit verstellbaren Fussschrauben gelegt, so dass seine Längs- 

 achse parallel der Schraubenspindel der Teilmaschine ausgerichtet 

 werden konnte. Zum Messen wurde eine in Höhe des Kondensatorspaltes 

 durchschnittene photographische Platte bei p eingesetzt, so dass also der 

 Kondensatorrand und der Rand der photographischen Platte in ein und 

 derselben Einstellebene des Beobachtungsmikroskops lagen. Späterhin, 

 von Aufnahme 26 an, wurde an Stelle der Glasplatte eine sorgfältig 

 eben geschliffene Messingplatte benutzt, die ein genaueres Einstellen er- 

 möglichte; sie war von der Grösse der photographischen Platten und 

 hatte einen 1,5 cm breiten Ausschnitt in u-Form, dessen horizontale 

 Kante genau in gleicher Höhe und parallel mit dem Kondensatorspalt 

 verlief; auf diese Kante wurde eingestellt. Beim Anvisieren des 

 Kondensatorrandes zeigte es sich, dass ein genaues Einstellen auf ihn 

 nicht möglich war, infolge der an den verschiedenen Glasflächen auf- 

 tretenden Lichtreflexe. Dem konnte indessen dadurch abgeholfen werden, 

 dass ein Stückchen Klebwachs als Marke auf die Stirnfläche dicht unter 

 den Kondensatorspalt geklebt wurde. 



Die Genauigkeit, mit der a gemessen wurde, war bei der Verwendung 

 der Messingplatte eine recht gute. Der mittlere Fehler konnte durch 

 wenige Einstellungen auf ein bis zwei Zehntel Promille herabgedrückt 

 werden. Bei Verwendung der Glas- statt der Messingplatte war die Ge- 

 nauigkeit geringer, deshalb wurde, wie schon erwähnt, von Aufnahme 26 

 an ausschliesslich die Messingplatte verwendet. 



