212 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Verschlossen wird das Gefäss durch eine sorgfältig* auf S aufgeschliffene 

 schwarze Glasplatte von 0,5 cm Dicke. Das Rohr R führt zur Luftpumpe, 

 der Holzstiel L dient als Handgriff beim Einschieben des Apparates ins 

 Solenoid. Um Licht von aussen fernzuhalten, sind alle Glaswände mit 

 einem lichtdichten Überzug versehen. 



§ 4. Zur Erzeugung des magnetischen Feldes diente zunächst dasselbe 

 Solenoid, das A. H. Bucherer und K. Wolz zu ihren Versuchen benutzt 

 hatten. Der Rahmen bestand aus einem doppelwandigen Zinkrohr von 

 rechteckigem Querschnitt und hatte folgende Dimensionen: 



Länge . . . 103 cm 



lichte Höhe . 11 ,, 



lichte Breite . 19 ,, 



äussere Höhe . 14,5 ,, 



äussere Breite . 22,5 ,, 

 Je zwei Rohransätze an den Enden gestatteten es, während der 

 Messungen zwischen den Doppelwänden hindurch einen Wasserstrom zur 

 Kühlung zu leiten, doch musste der Strom unter Zuhilfenahme eines 

 Manometers vorsichtig reguliert werden, um Deformation der Rohr- 

 wandungen durch Wasserdruck zu vermeiden. Als das Solenoid in meine 

 Hände kam, zeigte das Innere mehrere solcher Beulen, die auch Wolz 1. c. 

 schon erwähnt, wodurch ein sorgfältiges Justieren des Glasgefässes 

 erschwert wurde. Aus diesen, wie auch aus später anzugebenden 

 Gründen, beschloss ich, das Solenoid nur zu den Vormessungen zu be- 

 nutzen, für die eigentlichen Versuche indessen ein neues herstellen zu 

 lassen. 



Der Rahmen war mit zwei Lagen emaillierten Kupferdrahtes von 



1 mm Dicke umwickelt. Um das Magnetfeld zu bestimmen, wurde die 

 von Bucherer und Wolz 1. c. erwähnte Normalspule verwendet: Auf 

 einen genau gedrehten Marmorring von R = 20,635 cm Radius und 



2 b = 4,12 cm Breite waren n = 136 Windungen emaillierten Kupfer- 

 drahtes von 0,3 mm Stärke in einer Lage aufgewickelt. Daraus folgt 

 der mittlere Radius der Drahtwindungen R m = 20,650 cm; nach der 

 bekannten Formel: 



2;cn 



IL = - , = • i ergibt sich dann das Feld 



Viv m + b 2 



im Achsenmittelpunkt: H m = 4,1177 Gauss für den »Strom 1 elektro- 

 magnetische Einheit. Bucherer und Wolz geben den Wert zu 4,1205 an; 

 wie eine Nachprüfung der Rechnung zeigte, hatten sie versehentlich die 

 Drahtdicke bei der Feldberechnung vernachlässigt. Infolgedessen ändert 



e 

 sich der von ihnen angegebene Absolutwert von etwas; es ergibt 



