II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



21! 



sich der Wert von Bucher 



der von Wolz: 



(-) 



VD1„/ 



Lor. 



Lor. 



1,766 



1,7706. 



Die von Bucherer erhaltenen Ergebnisse über die Gültigkeit der 

 Lorentz-Einstein'schen oder der Abraham'schen Theorie werden durch, 

 diese Korrektion in keiner "Weise beeinflusst. 



Mit dieser Norrnalspnle wurde das Feld des grossen Solenoids aus- 

 gemessen. Die Normalspule wurde über das Solenoid geschoben und so 

 justiert, dass die Achsen und deren Mittelpunkte zusammenfielen. Dann 

 wurden durch beide Spulen Ströme geschickt, die in ihnen entgegen- 

 gesetzt gerichtete Felder erzeugten. Die Ströme wurden so lange variiert, 

 bis die Felder sich kompensierten. Dann konnte aus einer einfachen Pro- 

 portion das Feld des Solenoids beim Strome 1 aus dem der Normalspule 

 berechnet werden. 



Als Indikator der Kompen- 

 sation diente ein kleines Magneto- 

 meter von folgender Konstruktion 

 (s. Fig. 6): An dem sehr dünnen 

 Glasstäbchen s war ein leichtes 

 Galvanometerspiegelchen g befes- 

 tigt, ferner ein sehr dünn gespal- 

 tener Glimmerflügel d, endlich 5 

 etwa 2 mm lange Stahlmagnete 

 m mit gleichgerichteten Polen. 

 Dies Gehänge war an einem 

 Quarzfaden Q, aufgehängt, der an 

 dem aus einem Messingstäbchcn 

 hergestellten Gehängekopf k an- 

 gekittet war. Das ganze Sy- 

 stem befand sich in dem Glas- 

 rohr R, das störende Luftströ- 

 mungen fernhalten sollte. Da 

 die Breite des Glimmerfitigels nur 

 wenig geringer war als der Durch- 

 messer vonR, war die Dämpfung eine 

 recht gute. Das Rohr R war oben 

 verschlossen durch den leicht dreh- 

 baren Hartgummistopfen H. In ihm 

 war ein Messingröhrchen F ein- 

 gekittet, das dem Gehängekopf als 



Fig. 6. 



