214 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Führung diente; dieser konnte darin mit Reibung gedreht, gehoben und 

 gesenkt werden. Das Rohr R war auf den mit dem rechteckigen Grund- 

 brett B verschraubten Zapfen Z aufgekittet. In Höhe des Spiegels trug 

 es einen kurzen mit Spiegelglasplatte verschlossenen Tubus, der in der 

 Figur durch einen gerissenen Kreis angedeutet ist; die Glasstäbchen a 

 standen ein wenig hinter dem Gehänge und dienten als Anschläge. Die 

 in Fig. 6 angegebenen Dimensionen sind die des Magnetometers, das 

 für das neukonstruierte, weiter unten zu beschreibende Solenoid ver- 

 wendet wurde. Sie weichen von dem im vorliegenden Falle benutzten 

 etwas ab. 



Das Magnetometer wurde im Innern des Solenoides auf einer Milli- 

 meterpapier-Skala verschoben, die auf eine in dasselbe eingepasste Glas- 

 platte geklebt war. Es wurde zunächst so aufgestellt, dass die Magnete 

 sich genau im Mittelpunkt der Solenoidachse befanden; letztere war durch 

 kreuzweise über die Endquerschnitte des Rahmens gespannte Fäden 

 markiert. Die Stellung des Spiegels wurde mittels Fernrohr und Skala 

 aus etwa 3 m Entfernung durch das auf den Glastubus gekittete Fenster 

 abgelesen. 



Die durch die beiden Spulen geschickten Ströme wurden mittels 

 zweier Milli-Amperemeter gemessen. Die Messungen waren recht mühsam, 

 da das Magnetsystem durch mechanische Erschütterungen und 

 magnetische Störungen selbst in grosser Entfernung vom Physikalischen 

 Institut vorbeifahrender Strassenbahnen dauernde Schwankungen um die. 

 Nullage ausführte. Die Messungen wurden daher nachts vorgenommen, 

 in der Zeit, in der die Strassenbahnen nicht fuhren. 



Bevor an die eigentliche Auswertung des Feldes gegangen werden 

 konnte, musste festgestellt werden, ob auch wirklich das Magnetsystem 

 im Mittelpunkt der Normalspule war, wenn es sich im Mittelpunkte des 

 Solenoids befand. Gegen das letztere war es mit Hilfe der oben er- 

 wähnten Millimeterpapier-Skala leicht zu orientieren, dagegen nicht gegen 

 die Normalspule, die auf einer, auf den Experimentiertisch gezeichneten 

 Skala verschoben wurde. Berechnet man die Feldstärken der Normal- 

 spule längs deren Achse, so findet man eine sehr schnelle Abnahme 

 beim Herausgehen aus dem Achsenmittelpunkt, wie aus der im Vergleich 

 zum Radius sehr kleinen Länge erklärlich wird. Geht man dagegen 

 vom Mittelpunkt aus seitlich im mittleren Querschnitt weiter, so zeigt 

 sich eine viel geringere Feldänderung. In dieser Richtung verursachte 

 also eine Abweichung von der wirklichen „Nullstellung" selbst um 

 einige Millimeter keinen merklichen Fehler. Um die richtige Stellung in 

 Richtung der Achse zu ermitteln, wurde folgendennassen vorgegangen: 

 Das Magnetometer wurde genau in den Mittelpunkt des Solenoids gestellt. 



