216 



Jahresbericht der Schies. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Kurve merkliche Asymmetrie auf, selbst wenn man von den auf- 

 gelagerten Schwankungen absieht. Der wahrscheinliche Feldverlauf ist 

 durch die gerissene Kurve dargestellt, da es immerhin bei der Schwierig- 

 keit der Justierung möglich ist, dass die kleineren Schwankungen auf 

 Messungsfehlern beruhen. Indessen wurde auf eine genauere Feld- 

 bestimmung keine weitere Mühe verwandt, da inzwischen schon ein neues 

 Solenoid, wie bereits weiter oben erwähnt, für die endgültigen 

 Messungen in Arbeit gegeben war. 



Unerklärlich war indessen noch die grosse Abweichung meines 

 Wertes von dem durch Bucherer und Wolz ermittelten: 



Bucherer: 23,193 . J. 

 Wolz: 23,161. J. 



Bei näherer Untersuchung stellt sich indessen die Fehlerquelle 

 heraus: der für die Normalspule als Träger dienende Marmorring war nur 

 so breit, wie die Windungslage der Spule selbst, die durch zwei hölzerne 

 Stirnbretter auf dem Ring festgehalten wurde. Eins derselben hatte sich 

 im Laufe der Zeit etwas geworfen, und in den entstandenen Zwischen- 

 raum zwischen Holz und Marmor war eine Drahtwindung hinunter- 

 gefallen. Es ist anzunehmen, dass darauf die Differenz in den Resultaten 

 zurückzuführen ist. Nach Feststellung dieser Werte wurden einige Auf- 

 nahmen gemacht, und zwar Nr. 1 — 5 (s. Anhang I), die indessen für 

 das Ergebnis der Arbeit nicht bewertet wurden, sondern nur als Vor- 

 übung gelten sollten. 



Seidenisolation 



Seidenisulation 



1^5^^^^ 



Lot 



^^^^^^^^ 



Doppelwandung 



(Cühlwassa* 



Doppehvandung 



Kühlwasser 



{r~~—^- T...- ... ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ 



^|^^^^^^^^^^^^^^^^^||||||g 



W WasSeizulluß 



Seidenisolation 

 Aufriss. 



Fig. 9. 



