IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 219 



Länge der Windungslagen 99,90 cm 



Radius der inneren Wickelung 11,196 cm 



Windungszahl der inneren Wickelung 893 

 Radius der äusseren Wickelung 11,304 cm 



Windungszahl der äusseren Wickelung 904. 

 Daraus berechnete sich das Feld im Achsenmittelpunkt nach der auf 

 S. 12 angegebenen Formel für die einzelnen Lagen zu: 



(i in elmagn. Einh.) 



V 1 11 11 11 ) 



(i „ „ „ ) (+ 0,2 o/ 00 ). 



H mi = 109,61 



H m2 = 110,91 



und das Gesamtfeld H m = 220,52 



Da jedoch nicht ausgeschlossen war, dass der Messingrahmen beim 

 Wickeln oder Trocknen kleine Deformationen erlitten hatte; ferner, dass 

 infolge der nicht ganz gleichmässigen Wickelung der wirkliche Feldwert 

 von dem berechneten abwich, so wurde er auch noch auf experimentellem 

 Wege durch Vergleichung mit einem Normalfeld, wie folgt, bestimmt. 



Auf einen genau abgedrehten und abgeschliffenen Marmorring von 

 8 cm Breite und 29,82 cm äusserem Durchmesser war eine Lage 0,4 mm 

 starken Emailledrahtes von 134 Windungen aufgewickelt. Ihre Breite 

 war 59,5 mm. Um ein Herunterfallen der Windungen zu verhindern, war 

 rechts und links ein etwas erhabener Rand von 1 cm Breite stehen ge- 

 lassen worden. Der mittlere Radius der Windungen ergab sich zu 14,93 cm. 

 Aus diesen Angaben berechnete sich das Feld im Achsenmittelpunkt zu 



H = 55,304 . i (i in elmagn. Einh.). 

 Die Genauigkeit dieses Wertes beträgt 0,4 pro Mille. 



Diese Spule war zwischen zwei hölzerne Stirnbretter geschraubt und 

 mit diesen auf einem rechteckigen Grundbrett montiert. Sie wurde über 

 das oben beschriebene Solenoid geschoben. Das Brett glitt als Schlitten 

 zwischen zwei Holzleisten, die an das Grundbrett des langen Solenoides 

 angeschraubt waren (s. Fig. 10). Auf diese Weise war eine genau koaxiale 

 Justierung und eine bequeme Verschiebbarkeit des Normals in der Achsen- 

 richtung erreicht. 



Die Ausmessung des Feldes ging in derselben Weise vor sich, wie 

 früher bei dem Bucherer'schen Solenoid (s. S. 12 ff.). Es wurde das in 

 Fig. 6 gezeichnete Magnetometer mit den dort angegebenen Dimensionen 

 benutzt. Das Magnetometer stand auf einem rechteckigen Tischchen, 

 unter das als Füsse zwei in das Solenoid passende Kreissegmente, wie 

 die in Fig. 5) mit H bezeichneten, geschraubt waren. Das Tischchen war mit 

 Millimeterpapier überzogen; ebenso trug ein an ihm befestigter Holzstiel, 

 der zum bequemeren Einsetzen in das Solenoid diente, eine Millimeter- 

 skala. Um das Tischchen in horizontaler Lage zu fixieren, führte unten 

 am Boden in der ganzen Länge durch das Solenoid eine Leiste von 



