220 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



rechteckigem Querschnitt, deren Enden durch Querhölzer mit dem Grund- 

 gestell verbunden waren (das eine Verbindungsstück ist in Fig. 10 

 deutlich sichtbar). Diese Leiste passte in zwei rechteckige Ausschnitte 

 der Kreissegmente (s. bei H Fig. 5) und diente so als Führung. 



Der Kürze halber sei gleich hier eingefügt, dass das Gestell, das 

 während der photographischen Aufnahmen das Glasgefäss nebst Messing- 

 gehäuse, Kondensator usav. trug (s. Fig. 5 neben S. 10), mittels zweier eben- 

 solcher Kreissegmente in das Solenoid eingepasst wurde. 



Das Magnetometer wurde in der Achse des Solenoides, und damit 

 auch in der des Normals auf die folgende Weise justiert: Aus hinreichend 

 festem Pappkarton waren zwei Kreisscheiben geschnitten, die genau in 

 das Solenoid passten und leicht nahe den Enden eingesetzt und heraus- 

 genommen werden konnten. Aus diesen Kreisscheiben wurden sehr sorg- 

 fältig zwei konzentrische Kreise von etwa 0,5 cm Durchmesser aus- 

 geschnitten. Brachte man das Auge genau in die Verlängerung der Achse, 

 während hinter das abgewandte Solenoidende eine Lichtquelle mit Matt- 

 scheibe gestellt wurde, so erschienen die kleinen Kreise konzentrisch in 

 einander. Diese Augenstellung wurde durch ein mit einem feinen Loch 

 versehenes Pappstück fixiert. Dann wurde das Magnetometer ins 

 Solenoid gesetzt und so eingestellt, dass die kleinen Magnete genau sym- 

 metrisch in den Kreisen erschienen. Auf diese Weise konnte eine Genauig- 

 keit der Einstellung auf 2 bis 3 Zehntel Millimeter erzielt werden, während 

 auf rechnerischem Wege ermittelt worden war, dass eine Abweichung im 

 Mittelquerschnitt des Normals nach der Seite um 3 mm erst einen Fehler 

 von 0,3 Promille verursacht. Die erhaltene Achsenstellung des Magneto- 

 meters wurde ein für allemal auf dem Millimeterpapierüberzug des 

 Tischchens markiert. Die Einstellung in den Mittelpunkt der Achse, also 

 die Justierung in der Längsrichtung derselben, geschah mit Hilfe der am 

 Griff des Tischchens angebrachten Millimeterskala. Nachdem das Magneto- 

 meter so in den Achsenmittelpunkt des Solenoids gebracht war, wurde 

 die Koinzidenz mit dem Mittelpunkt des Normals in genau derselben 

 Weise geprüft, wie auf S. 13 ff. beschrieben. 



Nach diesen Vorbereitungen wurde der Absolutwert des Feldes im 

 Solenoidmittelpunkt in der auf S. 12 ff. angegebenen Weise ermittelt. 

 Nur wurde jetzt die Strommessung wesentlich genauer ausgeführt. 



Der durch das Normal geschickte Strom wurde konstant gehalten 

 und mit einem am Kompensationsapparat geeichten Präzisions-Milli- 

 amperemeter von Hartmann und Braun gemessen. Die sehr feine Faden- 

 ablesung dieser Instrumente gestattete bei Einstellung auf einen vollen 

 Teilstrich eine Genauigkeit bis auf Bruchteile eines Promille. Variiert 

 wurde der Strom im Solenoid; er wurde mittels Abzweigung von einem 



