IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 221 



Normalwiderstand (von der P. T. R. geeicht) an einem Raps'schen Kom- 

 pensationsapparat von Siemens & Halske gemessen. Hier, wie bei allen 

 Messungen mit dem Kompensationsapparat diente als Normalelement ein 

 von der P. T. R. geeichtes Weston-Element. 



Die Messungen ergaben: 

 221,95 

 221,97 

 221,97 



221,87 



221,89 also im Mittel 



H m = 221,93 . i (i in elmagn. Einh.). 



Da das Normalfeld nur auf 0,4 Promille ermittelt war, konnte diesem 

 Resultat auch höchstens eine Genauigkeit von 0,4 Promille zukommen. 

 Aber auch dann noch fiel die grosse Abweichung von dem auf rech- 

 nerischem Wege zu 220,52 erhaltenen Werte auf. Ich schob diese zunächst 

 darauf, dass die zum Evakuieren dienenden Luftpumpen, eine Quecksilber- 

 Gaede-Pumpe nebst Gaede'scher Kapsel-Vorpumpe, also nicht unbeträcht- 

 liche Eisenmassen, in etwa 1 m Abstand seitlich von einem Solenoidende 

 standen. Sonst waren in drei bis vier m Umkreis vom Solenoid keine 

 Eisenteile vorhanden. Die Pumpen waren zunächst mit Rücksicht auf 

 ein möglichst schnelles Evakuieren in solche Nähe gestellt worden. Die 

 Möglichkeit, dass dadurch das magnetische Feld wesentlich gestört werden 

 könnte, veranlasste mich nun doch, die Pumpen in etwa 3 — 4 m Ent- 

 fernung zu bringen. 



Eine Messreihe ergab jetzt für H m : 

 222,11 

 221,97 

 222,09 

 222,00 im Mittel 



H m = 222,04 (± 0,4 °/ 00 ). 



Dies Resultat stimmte also innerhalb der zulässigen Fehlergrenze mit 

 dem früheren Wert überein, ohne für die Abweichung von dem be- 

 rechneten Wert eine Erklärung zu geben. Es war indessen noch möglich, 

 dass diese Abweichung in der mangelhaften Konstruktion oder Justierung 

 des Normals begründet war; daher wurde das Normal nochmals aus- 

 einandergenommen, neu gewickelt und ausgemessen. Es ergab sich dies- 

 mal: Windungszahl = 128 auf 59,5 mm, Windungsradius 14,94 cm; und 

 daraus 



Hnovmal = 52,815 • i (± 0,3 °/ 00 ). 



