II Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 223 



Die Ausführung war folgendennassen: Aus Hartgummi wurden zwei 

 kleine Rollen gedreht; der Rollenkern hatte 1,5 cm Durchmesser und 

 1,6 cm Länge, er trug an den Enden 2 Scheiben von je 3 mm Stärke und 

 3 cm Durchmesser. Diese Trommeln wurden mit emailliertem Kupfer- 

 draht von 0,05 mm Kupferader bewickelt, so dass der Raum zwischen 

 den Endscheiben ausgefüllt war. Abgeglichen wurden sie, indem sie 

 gegen einander geschaltet an zwei symmetrisch zum Mittelpunkt liegende 

 Stellen des Solenoidinnern gebracht wurden. Sie waren an ein D'Arsonval- 

 Galvanometer von Siemens & Halske gelegt, dessen Ausschläge auf 

 Proportionalität untersucht waren. Seine Empfindlichkeit betrug 

 2 . 10 ~ 10 Amp/mm bei 2,5 m Skalenabstand. Der Widerstand des In- 

 strumentes war 200 Ohm. Beim Kommutieren des Primärstromes von 

 5 Amp. zeigte sich ein Ausschlag, ein Zeichen, dass die Induktions- 

 koeffizienten der beiden Spulen nicht gleich waren. Durch Abwickeln 

 des Drahtes von der einen oder anderen Spule Hess sich der Ausschlag 

 auf einen Betrag von wenigen Millimetern reduzieren, indessen gelang es 

 aus rein technischen Gründen nicht, ihn gänzlich zum Verschwinden zu 

 bringen. Das war auch nicht notwendig, da bei der folgenden Feld- 

 ausmessung immer Doppelmessungen mit vertauschten Rollen stattfanden, 

 wodurch der Fehler vollkommen eliminiert wurde. Der Widerstand der 

 abgeglichenen Spulen betrug 3304 Ohm und 3317 Ohm. Die Spulen wurden 

 auf dem schon für die magnetometrische Messung verwendeten Tischchen 

 aufgestellt. Sie hatten rechteckige Fussplatten aus Hartgummi von 

 4.4 cm Kantenlänge und solcher Höhe, dass die Spulenachsen in der 

 durch die Solenoidachse gelegten Horizontalebene lagen. Die im Achsen- 

 mittelpunkte befindliche „feste" Spule wurde nach einer ähnlichen 

 Methode justiert wie früher das Magnetometer (s. S. 19). Die andere 

 Spule wurde mit ihren Grundbrettkanten nach der Millimeterskala des 

 Tischchens ausgerichtet. Die Zu- und Ableitung zum Galvanometer war 

 induktionsfrei. Die Zuleitungen wurden aufs sorgfältigste vom Solenoid 

 und Tischchen durch untergelegte Siegellackstücke (sogen. Cammerlack) 

 isoliert; das Galvanometer zeigte anderenfalls bei seiner hohen Empfind- 

 lichkeit einen sehr störenden Dauerausschlag von mehreren Zentimetern, 

 der durch die Erdströme, die durch die Isolation der Zuleitungen hin- 

 durchgingen, verursacht wurde. 



Zunächst wurde die Empfindlichkeit der Methode festgestellt, indem 



die beiden Spulen hinter einander geschaltet und symmetrisch zum 



Solenoidmittelpunkt möglichst nahe bei demselben aufgestellt wurden. 



Beim Kommutieren eines Primärstromes von 15 Milliamp. ergab sich ein 



Ausschlag von 17,5 mm. Dem in der Differentialstellung verwendeten 



17,5-6000 



Strom von 6 Amp. entspricht also ein Ausschlag von — = 7000mm. 



15 



