IL Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 227 



Leider hatte ich versäumt, vor Aufnahme Nr. 29 eine Isolations- 

 messung- vorzunehmen; es wurden daher die sämtlichen Aufnahmen 29 — 36 

 zur Sicherheit nicht zur Berechnung verwertet. In der Zukunft wurde 

 vorsichtshalber die Isolation des Solenoids nach je 2 bis 3 Aufnahmen 

 nachgeprüft. 



Es musste also die Spule nochmals neu bewickelt werden. Da ein 

 vollkommenes Entfernen der alten Wickelung und völliges Neuwickeln 

 aus verschiedenen äusseren Gründen sehr grossen Zeitverlust bedeutet 

 hätte, die Versuche sich aber schon unerwartet in die Länge gezogen 

 hatten, wurde von einer völligen Erneuerung abgesehen. Die äussere 

 Lage hatte bei allen bisherigen Wickelungen hinreichend grossen Iso- 

 lationswiderstand gezeigt — über 10 7 Ohm — , es wurden daher die Enden 

 der inneren Lage von den Klemmen abgenommen und isoliert und die 

 innere Wickelung als blinde Lage auf dem Messingkörper gelassen. Auf 

 die äussere Lage wurde dann eine dritte gewickelt aus einem, dem auf 

 S. 17 beschriebenen ganz ähnlichen Drahtmaterial. Als isolierende Schicht 

 wurde eine Lage gefirnisste Leinwand von 0,3 mm Stärke, wie sie beim 

 Dynamobau verwendet wird, benutzt. Sie wurde in einem 10 cm breiten 

 Streifen, wie früher das Seidenband, aufgewickelt. Von nun an hatte ich 

 keine Fehlschläge infolge schlechter Isolation mehr zu verzeichnen. Gegen 

 früher waren ja auch die Isolationsschichten wesentlich stärker, vor allem 

 war durch die blinde Lage die innere Wickelung in einem über 1 mm 

 grossen räumlichen Abstand vom Messingkörper gehalten. 



Obwohl der Umbau wegen seines provisorischen Charakters zunächst 

 Bedenken erregte, gab der Erfolg doch recht. Die Isolation war dauernd 

 gut; Inhomogenitäten des Feldes, die wegen der dickeren und daher 

 weniger gleichmässigen Isolationsschichten zu erwarten waren, zeigten 

 sich zwar bei der Feldausmessung, überschritten aber in dem in Betracht 

 kommenden Feldbereich nicht das zulässige Mass. Desgleichen war die 

 Wasserkühlung, entgegen meinen Befürchtungen, durchaus hinreichend. 

 Die Wickelung zeigte, selbst bei der stärksten in Betracht kommenden 

 Dauerbelastung von 6 Amp., eine ganz unbeträchtliche Temperatur- 

 erhöhung, das Innere des Solenoids Hess sich auf völlig konstanter Tem- 

 peratur halten. 



Die Dimensionen der beiden noch in Betracht kommenden Windungs- 

 lagen waren: 



Länge der Wickelungen 99,90 cm 



Radius der inneren Wickelung 11,304 cm 



Windungszahl der inneren Wickelung 904 

 Radius der äusseren Wickelung 11,46 cm 



Windungszahl der äusseren Wickelung 828 



15* 



