II. Abteilung, Naturwissenschaftliche Sektion. 229 



mittelpunkt entfernt sind. In dem in Betracht kommenden Intervall 

 x = + 2 cm bis x = — 2 cm sind die Abweichungen von derselben 

 Grössenordnung wie bei der früheren Ausmessung. Auch der Feldverlauf 

 in den Spulenquerschnitten + 2 cm; cm; — 2 cm ist etwas weniger regel- 

 mässig, genügt indessen den Anforderungen, die an die Homogenität des 

 Feldes zu stellen sind. 



Bildet man, wie früher, das Mittel für alle gemessenen Punkte im 

 Bereiche (x = +2; y = dt 6), so ergibt sich ein Wert, der um 0,17 Pro- 

 mille grösser ist als der Wert H m — 213,73 . i Gauss, eine Abweichung, die 

 durchaus in zulässigen Grenzen liegt, da der zur Erzeugung des Magnet- 

 feldes bei den Aufnahmen dienende Strom an sich schon eine geringere 

 Konstanz hatte. 



§ 6. Im verdunkelten Zimmer wurde bei sehr schwachem rotem 

 Licht eine photographische Platte eingelegt, nachdem vorher der Ab- 

 stand a des Kondensatorrandes von der Plattenschicht bestimmt worden 

 war. 



Als Plattenmaterial diente die schon von Wolz verwendete Röntgen- 

 platte von Westendorp u. Wehner in Köln, die von der Firma in Kreis- 

 form mit 5 cm Durchmesser geliefert wurde. Schichtablösungen im ■Hoch- 

 vakuum kamen nie vor. Von Aufnahme 29 an wurden auf Spiegelglas 

 gegossene Platten verwendet. 



Nach Einsetzen der Platte wurde das Radiumpräparat mittels eines 

 Wachsstückchens am Kondensator, befestigt, die Messinghülse in das Glas- 

 gehäuse eingesetzt und die Zuleitungselektroden an die Kondensator- 

 klemmen angelegt. Zum Abdichten der Schliffe diente eine Lösung von 

 Gummi in Vaseline. Der grosse Schliff am Glasgehäuse, der die meisten 

 Schwierigkeiten für die Erzielung eines hohen Vakuums bot, zumal er am 

 weitesten von der Pumpe entfernt lag, wurde mit dem bei der Firma 

 Leybold-Söhne käuflichen „Ramsay-Fett zäh" eingeschmiert; das Fett 

 musste sehr sorgfältig und gleichmässig aufgetragen werden, um ein gutes 

 Vakuum zu erhalten. Gerade infolge der schwierigen Abdichtung dieses 

 Schliffes misslangen eine Anzahl Aufnahmen, da durch die im Apparat 

 vorhandenen geringen Gasreste die Platten oft verschleiert wurden. Auf 

 Fernhalten von Staubteilchen und Fasern wurde besonders geachtet. Alle 

 Schliffe wurden vor jeder Aufnahme gereinigt und neu geschmiert. 



Nachdem der Apparat im Solenoid in die richtige Lage gebracht war, 

 und dessen Enden zum besseren Lichtschutz mit schwarzen Tüchern ver- 

 hangen waren, wurde mit Evakuieren begonnen. Hierzu diente eine 

 Quecksilber-Pumpe von Gaede, die während der ganzen Dauer des Ver- 



