230 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



suches lief. Das Vorvakuum wurde mittels Kapsel-Pumpe von Gaecle in 

 etwa einer halben Minute erzeugt. Alle halben Stunden wurde die Vor- 

 pumpe für eine Minute eingeschaltet. Vor Anlegung der Felder musste 

 höchstes Vakuum herrschen, da sonst die photographische Platte stark 

 verschleierte. Das Vakuum war erfahrungsgemäss hinreichend hoch, wenn 

 in einer mit einem Induktorium betriebenen Geisler-Röhre, die nahe dem 

 Glasgefäss an die Glasleitimg angeschmolzen war, keine Röntgenstrahlen 

 mehr erzeugt wurden. Bis so geringer Druck herrschte, verging eine bis 

 eineinhalb Stunden. Diese lange Dauer war bedingt durch die infolge der 

 früher erwähnten Umstellung der Pumpen sehr lang gewordene Rohr- 

 leitung. Doch habe ich mich durch einen besonderen Versuch (Nr. 11 des 

 Protokolls in Tabelle II) davon überzeugt, dass selbst in dieser langen 

 Zeit keine merkliche Verschleierung der photographischen Platte auftrat, 

 solange die Felder nicht angelegt waren. Die einzige Wirkung war, dass 

 die von den unabgelenkten Strahlen auf der Platte erzeugte Nulllinie sehr 

 kräftig wurde. 



Während des Evakuierens wurde die an den Kondensator anzu- 

 legende Potentialdifferenz mit einem Raps'schen Kompensationsapparat 

 gemessen, der indessen noch geeignet umgeändert werden musste. Man 

 kann mit dem Apparat direkt nur Spannungen bis zu maximal 1,1 Volt 

 messen, ich musste daher den von Siemens & Halske für die Messung 

 höherer Spannungen konstruierten „Spannungsteiler" verwenden. Bei 

 ihm wird die zu messende Spannung über 10 3 Ohm geschlossen, und dann 

 durch eine Abzweigung der 10., 100. oder 1000. Teil der Spannung, je 

 nach deren Grösse, kompensiert. Dadurch geht aber der Vorteil des dem 

 Apparat zugrunde liegenden Du Bois - Reymond'schen Prinzips der 

 Spannungsmessung bei Stromlosigkeit der zu messenden Stromquelle ver- 

 loren. In der Tat zeigte sich, dass selbst bei dem relativ hohen Vorschalt- 

 widerstand von 10 3 Ohm die Stromdichte in der zur Verwendung ge- 

 langenden Hochspannungs-Akkumulatorenbatterie zu gross wurde — sie 

 wurde in Abteilungen von 10 bis 50 Zellen gemessen — . Trotz der kurzen 

 Dauer der Einzelmessung sank die Spannung der zu messenden Abteilung 

 um mehrere Promille, so dass ein genaues Kompensieren unmöglich war. 

 Dem wurde dadurch abgeholfen, dass an Stelle der im Galvanometerzweig 

 liegenden Taste des Apparates ein Doppelschlüssel eingeschaltet wurde, 

 derart, dass der Batteriestrom immer erst um den Bruchteil einer Sekunde 

 vor dem Galvanometerzweig geschlossen wurde. Auf diese Weise liess 

 sich die Genauigkeit der Messung bis auf 0,1 Promille treiben. Die 

 Schaltung wurde von Aufnahme 37 an verwendet. 



Die Akkumulatoren-Batterie hatte 400 Zellen, von denen in Inter- 

 vallen von 20 Volt abgezweigt werden konnte. Die Akkumulatoren waren 



