232 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



der Hochspannungsbatterie nochmals bestimmt. Der Mittelwert der zu 

 Anfang- und Ende jeder Aufnahme gemessenen Spannung wurde für die 

 Berechnung benutzt. 



Als Entwickeier wurde eine 17 °/oige Lösung von Hauffs „Adurol" 

 benutzt, der sehr kräftige Kontraste bei relativ geringer Schleierbildung 

 gab. Die Platten wurden unter möglichster Fernhaltung jeglichen Lichtes 

 im allgemeinen 5 Minuten lang entwickelt. Dann wurden sie mehrere 

 Minuten in fliessendem Wasser gut gespült, da sonst beim Fixieren die 

 Schicht eine gelbrote Färbung bekam. Fixiert wurde in einem gewöhn- 

 lichen sauren Fixierbad. Die Temperatur der Bäder war Zimmer- 

 temperatur, also 15 ° — 20 °. 



§ 7. Der Ausmessung der Platten, d. h. der Bestimmung der Ab- 

 lenkung z stellten sich erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. Solange ich 

 mich auf kleine Geschwindigkeiten der ^-Strahlung — 0,4 bis 0,6 der Licht- 

 geschwindigkeit — und kleinen Abstand a (4 cm) der photographischen 

 Platte vom Kondensator beschränkte, erhielt ich sehr feine, scharfe Kurven. 

 Aber schon bei a = 5 cm wurden die Streifen für ß — 0,6 ziemlich ver- 

 schwommen; für grössere Geschwindigkeiten waren sie auch bei a~4 cm 

 schon stark verwaschen. Wie schnell die Unscharfe der Kurven mit 

 wachsendem a und ß zunimmt, ist an den Figuren 17 — 21 zu ersehen. Die 

 in den Abbildungen vorhandenen Kratzer und Flecke sind in den Ori- 

 ginalen grösstenteils nicht vorhanden, sondern erst durch die zur Repro- 

 duktion benötigte zweimalige Übertragung verursacht. Die Kurven zeigen 

 übrigens im Aussehen völlige Übereinstimmung mit den entsprechenden 

 Stücken der von Bucherer 1. c. reproduzierten Aufnahmen. 



Für die feineren Linien wurde zur Ausmessung eine Kayser'sche Teil- 

 maschine 1 ) aus den Werkstätten von Wolz in Bonn benutzt, die für diesen 

 Zweck passend abgeändert wurde. Auf die Glasplatte, die als Träger 

 des auszumessenden Photogramms dient, wurden gerade Linien geätzt, 

 senkrecht und parallel zur Schraubenspindelachse des Apparates. Nach 

 ihnen wurden die Photogramme orientiert, so dass man den Abstand der 

 /^-Kurven auch wirklich in senkrechter Richtung bestimmte. Der durch 

 fehlerhafte Justierung verursachte Messungsfehler beträgt weniger als 

 Vio Promille. 



Beleuchtet wurde die auszumessende Platte von unten her, indem 

 auf den Belcuchtungsspiegel ein weisses Blatt Papier gelegt wurde, das 

 das Licht einer Metallfarbenlampe diffus durch die Platte schickte. Das 



i) s. Kayser, Handbuch der Spektroskopie, 1900 Bd. I, S. 644/45. 



