II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



237 



der Aufnahmen. 



13 



Entwicklung, Verstärkung, Abschwächung, 

 Ausfall der Platte 



14 



Bemerkungen. 



Verschleiert, keine Linien sichtbar 

 Ganz schwache ß-Kurve stark verschleiert 

 Desgl. 

 Desgl. 

 Wegen Aussetzen d.Vakuums völlig verschl 

 Verschleiert, mit Blutlaugensalz abgeschvv.j 



sehr schwach 

 Gut; ß-Kurven sehr stark verschwommen 

 ß-Kurven sehr schwach und verschwommen 

 Vakuum ausgesetzt; Platte schwarz 



Platte ganz klar, nur starke Nullinie vor- 

 handen 



Vakuum ausgesetzt, Platte schwarz 



Verschleiert; abgeschwächt, ß-Kurven zu 

 schwach geworden 



Desgl. 



Desgl. 



Desgl. 

 Vakuum ausgesetzt, Platte schwarz 

 Platte abgeschwächt 

 Keine ß-Kurven 

 7 Min. entwickelt mit Bromkalizusatz 



Desgl. 



Ohne Kommutieren 



Desgl. 

 Doppelaufnahme 



Desgl. 

 Aufnahme abgebrochen 

 Ohne Blende 



"l ß-Kurven ganz verschwommen und 

 / asymmetrisch 



4 Min. entwickelt 



4 Min. entwickelt 

 6 Min. entwickelt 



Mit Hg CI2 verstärkt 



ß-Linien sehr verwasch. , Ausmessen unmögl, 



4 Min. entwickelt, etwas abgeschwächt 



) Nur z. ersten Orientierung; 

 J zur Ausmess. unbrauch- 

 \ bar; Magnetfeld mit dem 

 Buchererschen Solenoid 

 ' erzeugt. 



\ Unbrauchbar für die Be- 

 j rechnung, da sich nach- 

 Mit Metallblende ^ träglich einMeßfehler bei 



Desgl. f der Bestimmung von a 



Luftpump, umgest. S . S . 20 herausstellte. 

 Ohne Blende ) Neues Solenoid. 



Kondensator neu versilbert. Da kein gutes Vakuum zu 

 erzielen, keine Felder angelegt. Nur benutzt z. Fest- 

 stellen der Verschleierung beim Vor-Evakuieren. 

 Ohne Blende. 

 Desgl. 



Desgl. 

 Unbrauchbar; während der Aufnahme brannte ein 



Vorschaltwiderstand durch. 

 Ohne Blende. 



Desgl. 

 Desgl. Eine Hälfte versehentl. 2Std. zu lange belichtet. 

 Ohne Blende. 



Desgl. 



Felder falsch angelegt. 

 Mit Siegellackblende. 



Desgl. 

 a mit Metallplatte gemessen. 



Desgl. 



Desgl. 



Siegellackblende. 



Abgebr., Feld, falsch angel. 



1/4 Std. früher beendet, da 

 1 Widerstd. durchgebr. 



Kondensator neu versilb. 



Abgebr.; Pumpe setzt aus 



Platten nicht verwertet, da 

 die Isolation des Sole- 

 noids durchschlagen 

 worden (s. S. 226ff.). 



Solenoid neu gewickelt 

 (s. S. 227 ff). Photogr. 

 Platten auf Spiegelglas, 

 festgehalten mit am 

 Bande drückenderFeder 

 (S. 9). Verbesserte Ein- 

 stellung von a. a mit 

 Metallpl. gemessen. Mit 

 Siegellackblende. Ver- 

 besserter Kompen- 

 sationsapparat(s.S.230ff.). 



