240 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Wege bis zur photographischen Platte gebremst werden, verschleiern die 

 Platten bei nicht genügend hohem Vakuum stark, da die Gasreste zu 

 leuchten anfangen. Eine Metallblende von etwa 6 mm Spaltbreite, wie 

 sie Wolz vor den Kondensator gesetzt hatte, erwies sich als nicht zweck- 

 mässig; bei kleineren Ablenkungen lagen die ^-Kurven noch in dem von 

 der Blende nicht geschützten Gebiete der photographischen Platte, bei 

 grösseren Ablenkungen lagen sie nahe bei dem Abbild der Blendenränder, 

 was für die Ausmessung noch störender wurde. Ich begann daher ganz 

 ohne Blende zu arbeiten, indessen verschleierten die Platten, besonders 

 bei längerer Exposition, überaus stark. So waren diese Aufnahmen meist 

 nicht brauchbar, und ich versuchte eine Reihe von ihnen durch Ab- 

 schwächung mit Blutlaugensalz zu verbessern, jedoch ohne Erfolg, da 

 hierbei gleichzeitig die ß-Kurven zu schwach wurden. Aus diesem Grunde 

 mussten die Aufnahmen 17 bis 20 verworfen werden. In der Folge be- 

 nutzte ich eine Blende von nur 3 mm Spaltbreite; diese wurde, um nicht 

 den Weg der ß-Strahlen zu stören, mit nur 2 mm Abstand vor den Kon- 

 densatorspalt gesetzt. Da bei Metall in dieser geringen Entfernung mög- 

 licherweise zu starke, den Feldverlauf störende Ladungen influenziert 

 worden wären, wurde die Blende aus einer dünnen Scheibe Siegellack 

 hergestellt. Die mit dieser Blende erzielte Schirmwirkung war zufrieden- 

 stellend. 



Die ganze Reihe der Aufnahmen 29 bis 36 endlich wurde wegen 

 Durchschlagen der Isolation beim Solenoid ausgeschlossen. 



Nachdem alle diese Schwierigkeiten überwunden waren, auch die 

 Bestimmung des Abstandes a der photographischen Platte vom Kon- 

 densator hinreichend verbessert war — Fehler bei dieser machen sich im 

 Resultat stark bemerkbar — fielen fast alle Aufnahmen zur Zufriedenheit 

 aus; von Nr. 37 an waren nur zwei Platten nicht verwertbar. 



Die zur Berechnung verwerteten Aufnahmen bilden 5 Versuchsreihen. 

 Die erste Gruppe enthält die Aufnahmen 12 bis 28 ausschliesslich der 

 im Protokoll als unbrauchbar bezeichneten. Die nichtkorrigierten Werte 



Vm A /P= 



^lassen sich bei ihr nicht zur Prüfung der Relativ- und Kugel- 



theorie heranziehen, da die Aufnahmen teils mit, teils ohne Blende herge- 

 stellt worden sind, also bei verschieden starker Streuung des elektrostati- 

 schen Feldes. Ferner lassen sich nur diejenigen unkorrigierten Werte zu- 

 sammenstellen, die mit gleichem Abstände a aufgenommen sind. Bei 

 den in Frage kommenden Versuchen war es aber nicht möglich, bei der 

 Neueinstellung genau den alten Wert von a wieder zu erhalten; eine dahin- 

 zielende Verbesserung der Apparatur wurde deshalb von Aufnahme 37 

 an getroffen. 



