II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 



Die Helligkeitsmessungen des positiven Kraters der unter verschiedenen 

 Drucken brennenden Bogenlampe wurden ebenfalls mit dem Interferenz- 

 würfel ausgeführt^). Die Kraterhelligkeit wurde durch stark vergrößerte 

 Abbildung des Kraters auf einen Gipsschirm so herabgemindert, daß eine 

 Halbwattlarape als Vergleichslichtquelle benutzt werden konnte. 



Die Temperaturbestimmung geschah in folgender Weise: Die Tem- 

 peratur des unter Atmosphärendruck stehenden, in festem Zustand ver- 

 dampfenden Kraters kann durch keinerlei Energiesteigerung erhöht werden 

 und ist daher, wie eingangs erwähnt wurde, als ein Temperaturfixpunkt 

 anzusehen, den wir der Temperaturbestimmung bei höheren Drucken zu- 

 grunde legen können. Zunächst wurden zwecks dieser Untersuchungen 

 die schwarzen Normaltemperaturen für verschiedene Wellenlängen durch 

 Messungen mit dem optischen Pyrometer neu ermittelt^). Hierzu diente 

 die in Fig. 3 skizzierte Anordnung. Der Krater K wird scharf und stark 



A- 



e5 



Fisrur 3. 



vergrößert am Ort des KoWefadenbügels der Glühlampe G abgebildet, nach- 

 dem seine Strahlung durch dreimalige Reflexion an den Grundflächen 

 der im übrigen geschwärzten Piüsmen P^, Pg, Pg genügend geschwächt 

 worden ist. Der Strom der zuvor mit dem schwarzen Körper geeichten 

 Glühlampe wird solange variiert, bis der Lampenbügel, durch die 

 Linse Lg und den Farbfilter F hindurch betrachtet, auf der Kraterfläche 

 verschwindet. In dieser Weise wird zunächst die schwarze Temperatur 

 der geschwächten Kraterstrahlung, alsdann mit Hilfe der zuvor bestimmten 

 Lichtschwächung durch die Reflexion an den Prismen, die schwarze 

 Kratertemperatur Tg für die wirksame Wellenlänge des benutzten Farb- 

 filters ermittelt. Aus den schwarzen Temperaturen Tq wird die wahre Tw 

 nach der Gleichung 



1 A c. Ige / 1 1 \ 



ij Genauere Angaben über d. Versuchsanordnung s. 0. Lummer, 1. c. 1914 

 p. 116. 



2) Eine Zusammenstellung früher ausgef. Bestimmungen d. schwarzen Krater 

 temperaturen mit dem optischen Pyrometer findet sich z.B. bei Reich, Phys.Ztschr.7 

 74, 1906. 



