6 < IIAItltOWlCI.-SAlIjg:. 



verticale des tracés par la translation du myographe parallè- 

 lement au cylindre. Pour produire l'imbrication oblique, dis- 

 position plus favorable à la comparaison de longues séries de 

 secousses, la roue dentée adaptée à l'axe de l'enregistreur porte 

 une dent de moins que celle du rhéotome. A chaque tour du 

 cylindre, le mouvement du levier présente donc un léger retard 

 sur le précédent. 



Le rhéotome que nous venons de décrire a été construit 

 en vue d'actionner, au moyen de courants de pile interrom- 

 pus, un appareil électro-magnétique analogue au Fallapparat 

 de Pflùgcr. Malgré les critiques dont les contacts à mercure 

 ont été l'objet de la part de plusieurs physiologistes, nous 

 l'avons utilisé directement pour la production des fermetures 

 et des ouvertures. La régularité des tracés obtenus montre 

 bien que ces contacts, attentivement surveillés, peuvent rendre 

 les meilleurs services; 



GRADUATION DES COURANTS. — LE RHÉOCHORDE 



Avant de décrire l'appareil qui nous a permis de graduer 

 l'intensité des courants, instantanés et continus, c'est-à-dire 

 le rhéochorde, nous devons rappeler les principes sur lesquels 

 repose cette graduation. Pour les courants continus, c'est par 

 l'emploi des courants dérivés que nous l'avons réalisée, sui- 

 vant la méthode ordinairement employée en physiologie : 

 l'intensité augmente et diminue avec l'intervalle de dériva- 

 lion, d'après une relation dépendant, dans chaque cas parti- 

 culier, des résistances respectives du rhéochorde et du circuit 

 principal. Nous n'insisterons pas ici sur la théorie du rhéo- 

 chorde, exposée dans la plupart des traités de physique (1). 

 Mais nous devons indiquer avec plus de détails, la méthode 

 de graduation des courants instantanés, méthode si rigoureuse 

 et si facile, que M. Chauveau a le premier fait connaître (2). 



(1) Voy. Wundt, Physique médicale. Trad. par Monoyer, 1871, p. 602 et 

 suivantes. 



(2) Chauveau, Utilisation de la tension électroscopiquc des circuits voltaïque 

 pour obtenir des excitations électro-physiologiques. Lyon. 1874, 



AUTICLE N° 1 . 



