4 CHARBONNEL-SALLE. 



d'une parcelle de cire à modeler à l'extrémité du levier; elle 

 frotte, par sa pointe aiguë, sur le cylindre enfumé. Une vis de 

 réglage permet d'incliner au degré convenable le corps du 

 myographe et de réduire au minimum le frottement de la 

 plume sur le papier. 



II. — Appareils d'excitation électrique. 



Nos recherches ont porté sur l'action physiologique des 

 courants, soit instantanés, soit continus et constants. Dans 

 les deux cas nous avons employé, comme source d'électricité, 

 la pile de Daniell, facile à manier et suffisamment constante, 

 lorsqu'on a soin de l'alimenter régulièrement de sulfate de 

 cuivre et d'en fermer le circuit une heure environ avant de 

 s'en servir. Vingt éléments Daniell, en pleine activité, suffisent 

 à tous les besoins de l'expérimentation, et permettent d'exé- 

 cuter les recherches d'excitation unipolaire elles-mêmes, exi- 

 geant des courants de forte intensité, en raison de la résistance 

 considérable des tissus animaux. Les couples, de petite di- 

 mension, sont renfermés dans des vases en grès de 16 centi- 

 mètres de hauteur, et associés en tension. Ils sont disposés 

 dans une grande boîte en sapin, cloisonnée en compartiments 

 distincts, et dont la surface intérieure, enduite de goudron, 

 est préservée avec soin de toute humidité. La boîte elle-même 

 repose sur des supports isolants. 



Pour l'application des courants, instantanés ou continus, 

 aux recherches électro-physiologiques, nous avons employé 

 les appareils suivants : 



Un rhéotome, appareil de fermeture et d'ouverture ; un 

 rhéochorde, appareil de graduation; un condensateur; des 

 électrodes impolarîsables de formes variées. 



LE RHÉOTOME 



L'appareil désigné dans la planche 1 par la dénomination 

 abrégée de rhéotome, et dont la disposition a été imaginée par 

 M. Chauveau, est en réalité un appareil double : il comprend 



ARTICLE N* 1. 



