10 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Die Spalthöhe betrug 1 cm, die Spaltbreite wurde gleich der Breite 

 des Bolometerstreifens gemacht. 



Das benutzte Bolometer war ein Linear- Vacuumbolometer, wie es von 

 Herrn Buchwald konstruiert worden ist. (Wegen der Einzelheiten der 

 Konstruktion usw. siehe E. Buchwald, Inaug.-Diss. 1910 Breslau.) 



Der Bolometer streifen hatte eine Breite von 0,15 mm und eine wirk- 

 same Streifenlänge von 12 mm. Sein Widerstand nebst Zuleitung war 

 10,9 Ohm bei 18° Zimmertemperatur. Zum Auspumpen benutzte ich eine 

 Sprengeische Hg-Pumpe die im Verein mit einem Mac Leodschen Mano- 

 meter dauernd an das Bolometergefäß angeschmolzen war. Durch Ein- 

 schalten einiger Kundtscher Federn war es möglich, die im Verlaufe der 

 Messungen notwendigen Verrückungen des Bolometers vorzunehmen. Die 

 Vorzüge (größere Empfindlichkeit) des Vacuumbolometers vor dem Luft- 

 bolometer haben War bürg, Leithäuser und Johanson^) theoretisch 

 und experimentell dargetan. Da zur Erzielung sehr großer Empfindlichkeit 

 des Bolometers (wie ich sie bei meinen Messungen brauchte) ein Vacuum 

 von mindestens 2 . 10-^ mm Hg-Druck nötig ist, so machte sich das bei diesem 

 Vacuum leider sehr häufige Zerspringen des Fallrohres recht störend 

 bemerkbar. Im späteren Verlauf meiner Arbeit stand mir dann eine Gäde- 

 Pumpe zur Verfügung, die sich vorzüglich bewährte. Jedenfalls war es mir 

 nunmehr möglich, das zu den Versuchen unbedingt nötige konstante 

 Vacuum herzustellen. Der wirksame Bolometerstreifen und ein ganz 

 gleich beschaffener zweiter (aber nicht bestrahlter) bilden zwei Zweige einer 

 Wheats ton eschen Brückenordnung. Den dritten und vierten stellte ein 

 16 cm langer Brückendraht aus Platin mit mikrometrisch verschiebbarem 

 Quecksilberkontakt dar, zu dem rechts und links so viel Widerstand hinzu- 

 geschaltet war, daß der aller vier Zweige nahezu der gleiche war. Dann 

 hat die Whcatstonesche Brückenordnung bekanntlich die größte Empfindlich- 

 keit. An die Enden der „Brücke" waren die zum Galvanometer führenden 

 Zuleitungen, an die Brückenmitte und an die Verbindungsstelle der Bolo 

 meterstreifen waren die Zuleitungen zu dem stromliefernden Akkumulator 

 gelegt. Hinter dem Akkumulator und im Galvanometerkreise befanden sich 

 je ein Rheostat, um die jeweilig gewünschte Empfindlichkeit durch Schalten 

 von Widerstand herstellen zu können. Das Du Bois -Rubens che Panzer- 

 galvanometer hatte bei hintereinander geschalteten Spulen einen Widerstand 

 von 10,1 Ohm und bei 2 m Skalenabstand eine Empfindlichkeit von etwa 

 2.10-9 Amp. pro Skalenteil. 



Als strahlende Schicht diente die nichtleuchtende Flamme eines in 

 großen Dimensionen nach Art des Bec Meker ausgeführten Gasbrenners. 

 Der Meker-Brenner ist eine in Paris angefertigte neue und sehr glücklich 

 gewählte Form des Bunsenbrenners. 



1) E. Warburg, G. Leithäuser und Ed. Johanson: Ann. d. Phys. 24, p. 25, 1907. 



