56 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



einander entgegen, und zwar überwiegt der Einfluß desjenigen von ihnen, 

 der die schwächere Dämpfung hat. Dies kann aber ebenso gut der 

 Empfänger wie der Erreger sein. 



Bei Beobachtung mit einem abgestimmten, isochronen Empfänger würde 

 die Eigendämpfung des Erregers aus der Interferenzkurve nur dann zu 

 entnehmen sein, wenn der Empfänger verhältnismäßig stark gedämpft ist. 

 Dann aber hört er überhaupt auf, ein Resonator im guten Sinne des 

 Wortes zu sein. Auch würden dann die der Messung zugänglichen mittleren 

 Energiewerte ziemlich klein ausfallen, da für großes ß die Größen |x und v 

 im Nenner von R große absolute Werte annehmen. 



Bei der Beobachtung mit dem abgestimmten Empfänger kann aus der 

 Interferenzkurve wohl die Wellenlänge, nicht aber das Dekrement der 

 interferierenden Wellen bestimmt werden. Denn Erreger und Empfänger 

 erscheinen in dieser Kurve als ein System, dessen Schwingungen nicht 

 nach dem Exponentialgesetz abklingen, sondern nach dem Gesetz: 

 _ ge-ß^-ße-^» 



''"''''* aß 



Alles bisher Gesagte gilt auch für stark gedämpfte Erregung. Dabei 

 ist R in der vollständigen Form anzusetzen, und es erscheinen in seinen 

 beiden Teilen noch weitere Abweichungen gegen die für W geltende 

 Formel, indem darin die dritte und vierte Oberschwingung der erregenden. 

 Welle auftreten — letztere sogar ungedämpft. 



Plan der experimentelien Untersuchung. 



Als Hauptmittei zur Untersuchung der in Frage stehenden Wellen 

 wurde die Interferenzmethode ausgearbeitet. Sie sollte benutzt werden zu 

 möglichst genauen Angaben über die Wellenlängen und die Dämpfung der 

 vom Kondensatorfunken ausgehenden Schallwellen und über die Gesetz- 

 mäßigkeiten, nach denen diese von den Konstanten des elektrischen Systems 

 abhängen. 



Apparate und Versuchsanordnungen. 



Zunächst folgt eine Beschreibung der wesentlichen Teile des Apparates^ 

 wie er nach mancherlei Veränderungen zur Ausführung der Versuche ge- 

 dient hat. (Fig. 1.) 



1. Meßapparat. Zum Nachweis und zur Messung der Intensität der 

 Schallwellen diente ein Lebedewscher Schalldruckapparat D. Dieser be-^ 

 steht in einer hochempfindlichen Drehwage, deren Ausschläge mit Fernrohr 

 und Spiegelskala abgelesen werden. Der eine Arm des an einem Quarz- 

 faden hängenden Wagebalkens trägt ein kleines rechteckiges Glimmer- 

 blättchen, auf das die zu messenden Wellen durch eine entsprechende 

 Öffnung im Gehäuse gelangen. Der Glimmerflügel reflektiert dieselben, er 

 befindet sich also im Knoten einer stehenden Welle. Infolge des dort 



