58 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



das Gewicht des Glimmerflügels tragen konnte; es wurde direkt an die 

 Rückseite des Spiegels angekittet. Der GlimmerfUigel hatte eine Größe von 

 4X12 mm; als Gegengewicht diente ein Tröpfchen Kitt. Zur Befestigung 

 des Quarzfadens wurde an den Spiegel ein kurzes Stück ganz dünnen, an 

 den Enden flach gehämmerten Aluminiumdrahtes angekittet. Durch kleine 

 Verbiegungen desselben kann man dann leicht das ganze System zentrisch 

 aushängen und den Spiegel in vertikale Stellung bringen. Das Ganze wiegt 

 ohne Spiegel nur 16 mgr, der Spiegel von ca. 10 mm Durchmesser 45 mgr; 

 die zu drehende Masse ist also zum größten Teil nahe an der Drehachse 

 angeordnet. 



Der Quarzfaden von etwa 12 cm Länge wurde möglichst fein ausge- 

 wählt. Damit gibt man freilich eine gewisse Bequemlichkeit der Beobachtung 

 auf", denn wenn auch die Massenverteilung des Systems eine ziemlich kurze 

 .Schwingungsdauer zur Folge haben müßte, so ist doch der Luftwiderstand 

 des senkrecht zur Bewegungsrichtung stehenden Glimmerflügels so be- 

 deutend, daß bei kleiner Direktionskraft die Bewegung des Zeigers sehr 

 langsam und fast stets aperiodisch erfolgt. Dieser Mangel liegt aber in 

 der Natur des Apparates begründet und wird sich wohl nie umgehen 

 lassen, sobald eine größere Empfmdlichkeit angestrebt wird. 



Um den Apparat auch am Tage benutzen zu können, war es not- 

 wendig, ihn sehr sorgfältig in eine Juliussche Aufhängung einzubauen, da 

 das Gehänge infolge unvermeidlicher Erschütterungen z. T. recht beträcht- 

 liche Pendelschwingungen machte (Resonanz!). 



Weiteren Störungen war die Ruhelage des Zeigers ausgesetzt durch 

 seine bedeutende Empfindlichkeit gegen Luftströmungen und Temperatur- 

 unterschiede zwischen der Luft im Gehäuse und im Außenraum. Luft- 

 strömungen konnten in hohem Grade unschädlich gemacht werden durch 

 Verschließen der Schallöffnung mit ganz feinfädigem Seidengewebe; das- 

 selbe ist für Schallwellen so durchlässig, daß die Ausschläge dadurch nur 

 um etwa 10% verkleinert werden. Zum Schutze gegen Temperatur- 

 schwankungen wurde auf die kreisförmige Grundplatte der Juliusschen 

 Aufhängung ein Pappzylinder fest übergreifend aufgesetzt und dessen Innen- 

 raum dicht mit Watte ausgefüllt bis auf die zum Einlaß der Strahlen und 

 zur Ablesung notwendigen Ausschnitte. 



Die Wärmestrahlung der Skalenbeleuchtung wurde durch eine vorge- 

 stellte dicke Glasplatte abgeschwächt; wegen der Größe und Güte der 

 Spiegels konnte bei Tage auch ohne künstliche Beleuchtung der Skala be- 

 obachtet werden. Während der Messungen wurde auch ein längerer Auf- 

 enthalt des Beobachters in der Nähe des Apparates tunlichst vermieden. 



Durch diese Maßnahmen konnte die lästige Pendelschwankung völlig 

 beseitigt und die Nullage des Zeigers soweit konstant gemacht werden, daß 

 sie bei etwa 2 m Skalenabstand auf 0,2 Skt. angegeben werden konnte 



