II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 59 



und sich auch während längerer Messungsreihen (1 bis 2 Stunden) nur um 

 2 bis 6 Skt. verschob. 



Für die Beobachtungen erwies es sich als unzweckmäßig, die endgültige 

 Einstellung des Zeigers abzuwarten. Eine Notierung der Ausschläge nach 

 bestimmten Zeiten ergab jedoch, daß dieselben nicht proportional den end- 

 gültigen Werten sondern bei großer Intensität zu groß ausfielen. Des- 

 wegen wurden nicht nur die Ausschläge nach einem Impuls von bestimmter 

 Dauer, sondern auch die darauf während einer bestimmten Zeit erfolgen- 

 den Rückschläge beobachtet. 



Zur Erziel ung großer Ausschläge wurde meistens mit Impulsen von 

 30 Sek. gearbeitet; die Ablesungen wiederholen sich dann in regelmäßigen 

 Intervallen von 2 Min. Die Zwischenzeit ist bequem ausreichend für alle 

 sonst erforderlichen Einstellungen und Ablesungen am Apparat. 



2. Spiegel. Von den Hohlspiegeln, die die Energieübertragung ver- 

 mittelten, war der erste S, auf dem Spektrometerarm angebracht, der 

 gleichzeitig die Funkenstrecke trug; der zweite Sg zum Druckapparat ge- 

 hörende war schräg hinter diesem fest aufgestellt. Der Durchmesser der 

 Spiegelflächen betrug 8 cm; ihr Krümmungsradius war im Interesse einer 

 möglichst vollkommenen Abbildung zu 60 cm bestimmt worden. Ihre 

 Vorderflächen waren zum Zweck der optischen Justierung versilbert. 



Die Anordnung des Strahlenganges wurde stets so gewählt, daß die 

 Ebenen der beiden Spiegel einander parallel orientiert waren. Zur Justierung 

 diente ein Kreisdiafragma vom Durchmesser der Spiegelflächen, das auf 

 dem Spektrometertisch in der Verlängerung der Achse fest aufgestellt 

 wurde. Die Mitte dieses Diafragmas, die Mitten der Hohlspiegel, die Funken- 

 strecke und der Glimmerflügel des Druckapparates wurden in eine horizontale 

 Ebene gebracht, deren Lage dann immer leicht zu kontrollieren ist. Dann 

 wurden durch den ersten Spiegel die Funkenstrecke, durch den zweiten 

 der Glimmerflügel auf die Ränder des Kreisdiafragmas abgebildet, und dieses 

 schließlich ersetzt durch die zu verwendenden Diafragmen, Gitter oder 

 reflektierenden Wände. Die Justierung ist auch gut zu kontrollieren an 

 dem Bild des Funkens, das auf dem Glimmerflügel erscheint. Die Ab- 

 messungen des Strahlenganges sind aus der Zeichnung Fig. 1 zu ent- 

 nehmen. 



3. Schwingungskreis. Der elektrische Teil des Apparates, der zur 

 Erzeugung der Wellen dient, besteht in einem einfachen Schwingungskreis 

 mit Selbstinduktion L. -und Kapazität C, der durch einen Induktor J. an- 

 geregt wird. 



Als Kondensatoren standen mir zur Verfügung mehrere Leydener 

 Flaschen, ferner ein mit flüssigen Dielektricis (Petroleum, Rizinusöl) zu 

 füllender Eintauchkondensator und ein Luftkondensator. 



Von den Leydener Flaschen erwiesen sich im Lauf der Versuche als 

 wesentlich einwandfrei zwei große Flaschen von 2.0 bezw. 2.1 • 10 "'M. F., 



