60 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



die bei der überwiegenden Anzahl der Versuche und Messungen gedient 

 haben. Sie wurden teils einzeln, teils in Parallelschaltung verwendet; 

 im letzteren Falle wurde natürlich für hinreichende Entfernung beider 

 Flaschen sowie für möglichste Symmetrie der Aufstellung und Zuleitungen 

 Sorge getragen. 



Der Eintauchkondensator ergab mit Petroleumfüllung eine für die 

 meisten Versuche zu kleine Kapazität. Mit Rizinusöl als Füllung aber 

 zeigte er ähnliche Anomalien wie die meisten Leydener Flaschen. Die 

 damit erhaltenen Schwingungen sind wohl hinreichend intensiv, fallen aber 

 in ihrem ganzen Verhalten aus den sonst geltenden Gesetzen heraus. 



Der Luftkondensator, ein Drehplatten-Kondensator der Ges. f. drahtlose 

 Telegraphie, erwies sich als sehr zuverlässig. Doch war seine Verwend- 

 barkeit dadurch wesentlich beschränkt, daß er wegen des geringen Plalten- 

 abstandes von 0.5 mm nur niedrige Funkenpotentiale aushielt. Er konnte 

 nur bei den kleinsten Funkenlängen verwendet werden und auch da nur 

 mit Vorsicht, da das Funkenpotential durch die unvermeidliche Abnutzung 

 meistens zunimmt. 



Die Selbstinduktionsspulen wurden hergestellt durch Bewickeln von 

 Porzellanzylindern mit spiraliger Riffelung, wie sie für technische Wider- 

 stände in den Handel gebracht werden. Das benutzte Format hatte 6 cm 

 Durchmesser und trug auf 14 cm Mantellänge etwa 100 Windungen 

 Kupferdraht von 0.5 mm Stärke. Eine solche Spule, die in der Herstellung 

 und in den Dimensionen recht bequem ist, hat bei einem Widerstand von 

 1.75 ^ einen Selbstinduktionskoeffizienten von 0.34 • 10 cm. Es standen 

 mir im ganzen vier solcher Spulen zur Verfügung außer einer Normalen 

 von 10 cm, die zur Eichung diente und auch mit in den Schwingungs- 

 kreis eingeschaltet wurde. Das ganze System ermöglichte also eine 

 Variation der Selbstinduktion von 0.34 bis 2.35 «10 cm in 6 gleichen 

 Abstufungen. Später wurden noch zwei Spulen mit Konstantanbewickelung 

 hergestellt, die bei derselben Selbstinduktion einen Widerstand von je 50 ß 

 hatten. 



Der Selbsinduktionskoeffizient des ganzen Kreises wurde nicht aus dem 

 der Spulen berechnet, sondern für die verschiedenen Anordnungen direkt 

 bestimmt. Dazu wurde, bei kurz geschlossenem Kondensator, das ganze 

 Leitersystem, wie es an der Funkenstrecke liegt, an die Meßvorrichtung 

 angeschlossen, und die Selbstinduktion nach der Telephonmethode durch 

 Vergleich mit einer Normalen gemessen. Zur Vermeidung von Kontakt- 

 und Isolationsfehlern wurde auch der Ohmsche Widerstand des Systems 

 mehrfach kontrolliert. 



4. Induktorium. Zur Anregung des Schwingungskreises diente ein 

 Induktorium, das eine möglichst konstante Energiequelle für hochgespannte 

 Elektrizität sein soll. Das ist aber in praxi nur gut zu realisieren bei 



