II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 61 



geringer Stromstärke im Primärkreis. Vor allem aus diesem Grunde habe 

 ich mich nach langen Versuchen dazu entschlossen, mit kleinen Energie- 

 mengen zu arbeiten und dafür lieber die Empfindlichkeit und Ablese- 

 genauigkeit des Druckapparates entsprechend zu steigern. Dadurch werden 

 die Beobachtungen wohl etwas umständlicher, die Ergebnisse aber 

 wesentlich genauer. 



Freilich bedarf es auch bei kleiner Stromstärke einiger Mühe, den 

 Induktor zu einer hinreichend konstanten Energiequelle zu machen, 

 besonders in der Einrichtung des Unterbrechers. Als solcher diente ein 

 gewöhnlicher Wagnerscher Hammer mit Platinkontakt, der nach Versuchen 

 von Herrn Großmann im hiesigen Institut, mit die besten Resultate in bezug 

 auf konstante Unterbrechung liefert. Notwendig für glattes Ansprechen 

 und gleichmäßiges Arbeiten ist die Erfüllung folgender Bedingungen: 



1. muß die Entfernung des Ankers vom Magneten so bemessen werden, 

 daß die magnetische Kraft gerade die Federspannung zu überwinden 



•vermag. 



2. müssen die Platinflächen des Federkontakts eben abgeschliffen, poliert 

 und einander parallel so eingestellt sein, daß sie sich gerade nur in 

 der Ruhelage des Ankers berühren. 



3. muß zur Verminderung der Unterbrechungsfunken ein Kondensator 

 von großer Kapazität der Kontaktstelle parallel geschaltet werden. 

 Das von mir benutzte Induktorium war ein kleines Modell von 15 cm 



Länge. Parallel zum Unterbrecher wurde ein Kondensator von 2 M. Farad 

 angelegt, wie sie neuerdings bei Telephonanlagen Verwendung finden und 

 leicht erhältlich sind. Die dann schon recht seltenen Funken haben aber 

 bei andauernder Tätigkeit zur Folge, daß von der einen Kontaktfläche 

 Platin auf die andere überschweißt in der Richtung des Stromes; die 

 Flächen werden dadurch mit der Zeit unregelmäßig, und der Unterbrecher 

 hört auf gleichmäßig zu arbeiten. Um diesem Übelstande abzuhelfen, 

 wurde in den primären Stromkreis ein Kommutator eingeschaltet und zu 

 jedem Ausschlag die Stromrichtung umgekehrt. Bei gleicher Dauer der 

 Ausschläge wird dadurch die Wirkung der Funken unschädlich gemacht; 

 die anfangs blanken Kontaktflächen werden nur matt, halten sich aber 

 sonst sehr gut. 



Ein so behandelter Unterbrecher arbeitet auch bei starker Benutzung 

 mehrere Wochen lang sehr zuverlässig und gleichmäßig. Zur Kontrolle 

 wurde zeitweilig in Nebenschluß ein empfindliches d'Arsonval-Galvanometer 

 angelegt; die Schwankungen der abgelesenen Ausschläge blieben auch bei 

 langen Messungsreihen unter 1 "/q. 



Die Sekundärspule des Induktors wurde direkt an die Funkenstrecke 

 angelegt. Die Zuleitungen waren so eingerichtet, daß sie bei jeder Um- 

 kehrung des primären Stromes vertauscht werden konnten; die Aufladung 

 des Schwingungskreises erfolgte daher stets im selben Sinne. 



