62 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Als primäre Stromquelle dienten in der Regel zwei Akkumulatoren; 

 zuweilen genügte ein einziger. 



5. Funkenstrecke. Besondere Sorgfalt erfordert noch die Kon- 

 struktion der Fuiikenstrecke, denn hier findet die Umsetzung der elektrischen 

 in mechanische Energie statt. 



Die Güte dieser Übertragung — d. h. die Ausnutzung der elektrischen 

 Energie — ist nach Erfahrungen von Altberg wesentlich abhängig vom 

 Material der Elektroden. Altberg hat eine ganze Reihe von Metallen 

 daraufhin untersucht und als bestes zur Schallerregung Messing oder Zink 

 empfohlen. 



Deswegen habe ich zunächst auch mit Messingelektroden gearbeitet; ich 

 stieß aber bald auf bedeutende Schwierigkeiten, die Intensität der so 



erzeugten Wellen konstant zu halten, 

 trotz der Güte des Induktors. Frisch 

 geputzte Messingelektroden geben zwar 

 eine erstaunlich intensive Schall- 

 erregung, aber die Freude währt nicht 

 lange. Das Zink verbrennt einfach 

 im Funken und schlägt sich als weißes 

 Oxyd auf allen festen Körpern in 

 der Nähe nieder. Das zurückbleibende 

 Kupfer oxydiert auch ungemein rasch 

 und bildet auf den Elektroden blasige 

 Erhöhungen, die bei kleinen Funken- 

 strecken leicht zu Lichtbogenbildung 

 und Kurzschluß führen. 

 Um dies zu verhindern, habe ich die Funkenstrecke mit Kühlvor- 

 richtung versehen und dazu in einfachster Weise folgendermaßen konstruiert: 

 Auf die Enden der Führungsstifte, die in konzentrischen, isolierten Messing- 

 hülsen laufen, werden kurze, zylindrische Kopfstücke aufgeschraubt. Diese 

 tragen, rechtwinklig aufgelötet, zirka 3' cm lange Stücke dünnwandigen 

 Messingrohres von 4 mm Durchmesser und Yg ^"^ Wandstärke. Auf die 

 etwas zurückgebogenen Rohrenden wird passender Gummischlauch ge- 

 schoben, der zur Zu- und Ableitung des Kühlwassers dient. Diese 

 T-förmigen Elektroden werden unter zirka 60 '^ gekreuzt; der Funke gelit 

 dann nur in einen kleinen Bezirk ihrer Oberfläche über, der in der 

 Richtung der Achse liegt. 



Diese Anordnung bedeutete wohl einen Fortschritt, aber keinen end- 

 gültigen Erfolg, denn immer noch zeigte die Intensität zeitliche Ver- 

 änderungen, die gegen ihren Mittelwert Abweichungen bis zu 25 °/o auf- 

 wiesen. Deshalb habe ich nach einem geeigneteren Elektrodenmetall 

 gesucht und ein solches auch bald gefunden. Im Interesse einer möglichst 

 wirksamen Kühlung erschien es naheliegend, Silber zu verwenden, was 



Fig. 2. 



